150 



Hans Piper: 



Auf der Vordervvand des Kastens und zwar in Höhe des Spaltes wurde 

 vermittelst eines geradsichtigen Prismas (P) und einer Linse [L] ein etwa 

 3*"" langes objectives Spectrums des Nernst-Lichtes entworfen. Die Linse, 

 welche zwischen Prisma und Kasten wand angebracht werden musste, war 

 ein Zeiss'sches photographisches Objectiv und konnte sammt der zuge- 

 hörigen Camera in sehr zweckdienhcher Weise bei der Aufstellung Ver- 

 wendung finden; an Stelle der photographischen Platte befand sich die 

 Vorderwand des Kastens, und alles Seitenlicht wurde durch die Balgcamera 

 vollständig abgehalten. Sollte das Spectrum auf der Kastenwand erzeugt 

 bezw. das Auge gereizt werden, so konnte dies sehr bequem durch Abnehmen 

 des Objectivdeckels erreicht werden. 



Fig. 1. 



Die Stelle eines Collimatorspaltes nahm einfach der senkrecht gestellte 

 offene Glühfaden einer Nernst-Lampe [N) ein. Ich benutzte die Glühkörper 

 ältester Construction, bei denen der Glühfaden sich zwischen seinen strom- 

 zuleitendeu drahtenen Trägern in 1 ^2 ""^ Abstand vom Gypsfuss der Lampe 

 ausspannt und deren Heizspirale leicht zu entfernen ist. Die Lampe wurde 

 an einem mit breitem Ausschnitt versehenen Blechschirm [Seh) so montirt, 

 dass der weisse Gypsfuss gegen das Prisma hin vollständig abgedeckt war; 

 das von der runden weissen Fläche des Fusses reflectirte falsche Licht 

 konnte also die Reinheit des Spectrums nicht beeinträchtigen. Die Lampe 

 sammt ihrem Schirm konnte in einer Schlittenführung derart in hori- 

 zontaler Richtung bewegt werden, dass dabei der senkrecht gestellte Glüh- 

 faden eine Verschiebung parallel zu sich selbst erfuhr. Der Grad der Ver- 

 schiebung konnte an der Führungsschiene (<Sc) in Scalentheilen abgelesen werden. 



Dadurch, dass ich den offenen Nernstfaden an Stelle eines Collimator- 

 spaltes benutzte, erreichte ich eine sehr grosse Lichtstärke des Spectrums, 



