Elekteomotoe. Veehalten der Netzhaut bei Waemblütern. 151 



die ich durch Vorsetzen von Blenden vor das Objectiv nach Bedarf abstufen 

 konnte. Die Reinheit des Spectrums entsprach derjenigen, welche ein 

 Collimatorspalt von der Breite des Nernstfadens (etwa V2"") gegeben 

 hätte, und diese hätte sicher allen für diese Versuche zu stellenden An- 

 forderungen genügt. 



Das objective Spectrum, welches auf der Vorder wand des Kastens {K) in 

 Höhe des Spaltes entstand, machte natürhch alle Verschiebungen, welche der 

 Nernstfaden bei Einstellung auf andere Scalentheile erfuhr, in umgekehrter 

 Richtung mit. Es war also die Möglichkeit gegeben, jeden beliebigen Theil des 

 Spectrums auf den Spalt des Kastens einzustellen, um das dahinter befind- 

 liche Auge mit dem Lichte der entsprechenden Wellenlänge zu reizen. Es 

 handelte sich nun darum, für jeden Sealentheil der Nernstlicht- bezw. 

 Colhmatoreinstellung die Wellenlängen der Strahlen angeben zu können, 

 welche gerade durch den Spalt fielen und durchtretend das Auge reizten. 

 Eür die Aichung mussten die Scalentheile aufgesucht werden, bei denen 

 die Lithium-, Natrium-, Thallium- und Strontiumlinie gerade auf den 

 Kastenspalt fielen. Um die Erzeugung und Einstellung dieser Metalllinien 

 zu ermöghchen, musste genau an Stelle des Nernstfadens ein Spalt ange- 

 bracht werden, mit welchem die gleichen Verschiebungen wie mit dem 

 Glühkörper vorgenommen werden konnten. Diese Ersetzung des Nernst- 

 fadens durch einen Metallspalt liess sich ohne Schwierigkeit ganz exact 

 bewerkstelligen; dass die so gewonnenen Aichuugsconstauten thatsächlich 

 für das Nernstlichtspectrum Gültigkeit hatten, wurde dadurch controlirt, 

 dass bei leuchtender Nernstlampe die Kirchhoff'schen Absorptionslinien 

 für Natrium und Thalüum erzeugt, auf den Kastenspalt eingestellt und 

 dann vollständig den Scalentheilen entsprechend gefunden wurden, welche 

 nach den Einstellungen mit dem Ersatzspalt verlangt werden mussten. 



Die Wellenlänge der Lichter, welche bei Einstellung aller zwischen 

 den Aichpunkten der Metalllinien liegenden Scalentheile auf den Kastenspalt 

 fielen, wurden nach der Ca uchy 'sehen Dispersionsformel berechnet. 



Für die Ableitungen vom Auge dienten die gewöhnlichen unpolarisir- 

 baren Elektroden von du Bois-Reymond. Das benutzte Messinstrument 

 war ein Deprez-d'Arsonval-Galvanometer von Siemens & Halske von hoher 

 Empfindlichkeit und fast vollkommener Aperiodicität; mit diesen Vorzügen 

 ist wie bei fast allen Galvanometerconstructionen desselben Princips eine 

 übermässige Dämpfung in Kauf zu nehmen, welche die Beobachtung der 

 zeitüchen Verhältnisse des Stromablaufes in vielen Fällen ganz erheblich trübt. 



Die Ablesung der Ausschläge erfolgte an einer Scala, auf welche durch 

 den Hohlspiegel des Galvanometergehänges das reelle Bild einer leuchtenden 

 Linie projicirt wurde. Bei allen Präparaten wurde der Ruhestrom nach 

 Feststellung seiner Richtung compensirt und dann die bei Belichtung auf- 



