154 



Hans Piper: 



bewirkt, welches ein etwa 625 fach vergrössertes, umgeliehrtes Bild der 

 Capillare auf die 2 ™ entfernte Registrirvorrichtung entwarf. 



Um das Capillarelektrometer nach Möglichkeit vor Erschütterung zu 

 schützen, wurde es sammt dem Projectionsmikroskop nach dem von 

 Julius angegebenen Verfahren trifilar aufgehängt. Indessen waren die 

 Erschütterungen, denen das für die Versuche allein disponible Frontzimmer 

 des Berliner physiologischen Institutes beim Vorüberfahren der elektrischen 

 Bahnen u. dgl. unterlag, so stark und nur so mangelhaft trotz der Auf- 

 hängung vom Capillarelektrometer abzuhalten, dass die Benutzung des 

 Instrumentes tagsüber unmöglich war und nur während der Nachtstunden 

 von V2 2 bis 5 Uhr brauchbare Versuche ausgeführt werden konnten. Bei der 

 Ungunst dieser Arbeitsbedingungen ist es wohl zu entschuldigen, dass 



T S 



Fig. 2. 



meine capillarelektrometrischen Versuche die wünschenswerthe Vollständig- 

 keit nicht erreicht haben und dass manche Frage hier nur aufgeworfen 

 werden kann, die Antwort aber künftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben 

 muss. 



Für die photographische Registrirung der Bewegungen des capillaren 

 Quecksilberfadens diente ein Engelmann'sches Pantokymographion, welches 

 für den besonderen Zweck in folgender Weise hergerichtet war. Die 

 Trommel (Fig. 2 T), auf welche hochempfindliche photographische Papiere 

 oder Films aufgespannt werden mussten, wurde mit einem hchtdicht ver- 

 schliessbaren Schutzkasten {ß) umgeben. In der Vorderwand des Kastens 

 war ein 15 '^^ langer verticaler Spalt {ßp) angebracht, dessen Weite variirt 



