348 Geoeg Ee. Nicolai: 



wurde immer mit unpolarisirbaren Elektroden. Bei den Reizungen mit 

 Inductionsströmen, bei denen für die Reizung Platinelektroden angewendet 

 wurden, konnten daher Reiz- und Ableitungselektroden nicht mit einander 

 vertauscht werden. Die Platinelektroden lagen dabei meist, wie Pig. 2 

 zeigt, in der Mitte, während vier unpolarisirbare Elektroden an beiden Enden 

 des Nerven zur Ableitung dienten. Der Wechsel wurde in allen Fällen 

 so vollzogen, dass der Nerv in seiner feuchten Kammer von vornherein auf 

 der betreffenden Anzahl von Elektroden auflag und die zum Reizapparat 

 oder Capillarelektrometer führenden Leituugen ausserhalb der Kammer an 

 die betreffenden Elektroden durch geeignet angebrachte Commutatoren an- 

 geschlossen wurden. Als Commutatoren dienten, wie in der Figur schematisch 

 angedeutet, für die Platinelektroden kleine Quecksilbernäpfchen, in welche 

 die amalgamirten Kupferdrähte gesteckt werden konnten. Für die un- 

 polarisirbaren Elektroden wurde der Wechsel dadurch vollzogen, dass der 

 am Kupferdraht befestigte amalgamirte Zinkstab in die Zinksulphatlösung 

 der betreffenden Elektrode eingetaucht wurde. In Folge dessen blieb der 

 Nerv während eines ganzen Versuches unverrückbar seinen Elektroden auf- 

 gelagert und es war nur eine am Schlüsse vorzunehmende Wege- 

 messung nöthig. Es ist daher selbstverständlich, dass die während des 

 Versuches auftretenden Aenderungen in der Leitungszeit von etwaigen 

 Fehlern in der Wegemessung unabhängig sind. Es wurden daher für alle 

 derartige Fragen immer nur die jedes Mal an ein und demselben Nerven 

 und in ein und derselben Versuchsreihe gewonnenen Resultate verwendet. 

 Wenn hierdurch auch eine der Fehlerquellen ausgeschlossen ist, so ändern 

 sich doch manche anderen Umstände in ungewollter zufälliger Weise, 

 während man eine photographische Curve nach der anderen aufnimmt. 

 Und man muss die Curven successive aufnehmen, weil man nach der bisher 

 geschilderten, üblichen Methode durch jede Curve nur einen einzigen für 

 eine bestimmte Strecke gültigen Zeitwerth erhält. 



Es wäre jedoch ausserordentlich wünschenswerth, wenn es gelänge, das 

 Fortschreiten ein und derselben Erregungswelle auf einer einzigen Curve 

 durch mehrfache Ausschläge direct beobachten zu können. Dies wäre nicht 

 nur ausserordentlich viel einfacher und anschauhcher, sondern würde auch 

 die Fehlermögiichkeiten, die durch die unvermeidliche Aenderung der 

 Leitungsgeschwindigkeit in Folge von Absterben, Ermüdung (?), Tempe- 

 raturänderung u. s. w. bedingt sind, in wesentlicher Weise einschränken. 

 Eine solche Methode, die der Einfachheit halber als 



Gabelmethode 

 bezeichnet werden mag, soll in Folgendem kurz in ihren Bedingungen 

 entwickelt werden. 



