PHTSiOL. Ges. — Rawitz. — R. du Bois-Retmond. — N, Zuntz. 431 



XL Sitzung am 12. Mai 1905. 



1. Hr. N. Zuntz demonstrirt an der Hand einiger Abbildungen die 

 Besonderheiten eines von ihm nach dem Princip von Eegnault 

 und Reiset gebauten Respirationsapparates, der ursprünglich für 

 menschliche Säuglinge gedacht, bis jetzt zu Yersuchen an kleineren Säuge- 

 thieren, Hunden und Kaninchen gedient hat. 



■ Der Apparat ist im Wesentlichen von der Firma Christ & Co. gebaut 

 worden; die vorliegenden Skizzen haben die vereinigten Fabriken für Labo- 

 ratoriumsbedarf für ihren wissenschaftlichen Katalog anfertigen lassen. 



Die Hauptarbeit der Ausprobirung und Controle des Apparates hat 

 Hr. Dr. Carl Oppenheimer geleistet, der auch eine Yereinfachung der 

 Ventilationseinrichtung bewirkt hat und an Stelle der von mir Anfangs ein- 

 gerichteten SauerstofFerzeugung aus chlorsaurem Kali die Verwendung käuf- 

 lichen reinen Sauerstoffes gesetzt hat. Ferner hat er statt der anfänglich an- 

 gewandten Messung des eintretenden Sauerstoffes durch eine kleine Gasuhr 

 die viel genauere Wägung nach Durig-"^ eingerichtet. Ihr dient der Glas- 

 ballon A und das aus Zinkblech hergestellte Druckgefäss B. Der an einem 

 Flaschenzuge hängende Thierbehälter wird während des Yersuches in eine 

 grosse Wasserwanne versenkt, deren Wasser durch einen Luftstrom ständig 

 durchmischt wird. 



Die genaue Beherrschung und möglichste Constanterhaltung der Tempe- 

 ratur während des ganzen Yersuches ist die wesentlichste Bedingung zur Er- 

 zielung exacter Resultate. Werden Fehler in der Bestimmung der Durch- 

 schnittstemperatur der Luft im Thierbehälter gemacht, so bedingen sie vor 

 allem entsprechende Fehler in der Berechnung des am Ende des Yersuches 

 vorhandenen Stickstoffes, täuschen Ausscheidung oder Absorption desselben 

 vor. Wir benutzen deshalb zur Temperaturbestimmung ein Thermobarometer 

 in Form eines den Thierbehälter in mehreren Windungen durchziehenden 

 Rohres aus innen versilbertem Messing, das mit einem Manometer verbunden 

 ist, welches die Druckschwankungen der eingeschlossenen Luft misst. Ein zweites 

 Manometer misst die Spannung der Kastenluft. Die Manometer, welche durch die 

 Niveaukugeln h, und i so eingestellt werden, dass das Gasvolumen constant bleibt,, 

 sind mit Chlorcalciumlösung, deren specifisches Gewicht genau ^lo ^^^ ^®^ 

 des Quecksilbers ist, gefüllt. Statt die Kalilauge in communicirenden Röhren 

 auf- und absteigen zu lassen, wie dies Regnault that, zog ich es vor. wie 

 Pflüger ^ zu verfahren und durch eine besondere Pumpe Luft durch Kali- 

 ventile aus dem Apparat auszusaugen und wieder in denselben zurück- 

 zutreiben. Die Yentilation besorgt eine einfache Kolbenluftpumpe, welche 

 von einem Elektromotor getrieben wird. Man kann die Yentilation so lebhaft 

 gestalten, dass die beim ursprünglichen Regnault'schen Yerfahren lästige 

 Wassercondensation im Thierkasten vermieden wird, indem die hoch con- 

 centrirte Kalilauge die Yentilationsluft ausreichend trocknet. Wenn nöthig, 

 wird noch ein Chlorcalciumturm in den Yentilationsweg eingeschaltet. 



Wie die Figuren zeigen, sind alle Kautschukverbindungen unter Wasser 

 versenkt. Die Verbindung des Thierbehälters mit den in der zweiten Wasser- 

 wanne befindlichen Yentilen vermitteln passend gebogene Bleiröhren. 



' Dur ig, Dies Archiv. 1903. Physiol. Abthlg. S. 209, 

 ^ Siehe Colasanti, Pflüger's Archiv. Bd. XIV. 



