1 78 W. V. Kesslitz, 



Beobachtungsergebnisse. 



I. Pola. 



cp = 44° 51 '8 N; X == 13° 50'8 E. v. Gr. 



Flutmesser: Selbstregistrierender Gezeitenpegei System Seibt-Fuess. 



Aufstellungsort: Flutmesserhäuschen vom k. u. k. Hydrographischen Amte am Kopfe des Molo 

 Nr. 6 im k. u. k. Seearsenale. 



Beobachtungsjahr für die harmonische Analyse: 1. Jänner 1906 bis 6. Jänner 1907. 



Fortgesetzte Flutaufzeichnungen in Pola beginnen 1868. Im 1. Berichte der ständigen Kommission 

 für die Adria an die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften konstatiert Professor Osnaghi im 

 September 1868 in Pola das Vorhandensein eines vom Ingenieur Haider konstruierten Flutautographen, 

 der befriedigende Resultate lieferte. Dieser Flutmesser ist, wie dies aus den noch vorhandenen 

 Registrierblättern zu ersehen ist, jedenfalls bis Ende 1872 in Betrieb gestanden. 1873 wurde im alten 

 Flutmesserhäuschen des k. u. k. Seearsenals (jetzt Farbendepot) ein neuer Flutmesser^ installiert, bei 

 dem das Registrierpapier nicht wie bisher auf einer Walze, sondern auf einer in vertikaler Richtung 

 sich verschiebenden Tafel eingespannt war. 1880 fand eine Reinigung des damals fast gänzlich ver- 

 stopften Zuleitungskanals und 1881 eine Rekonstruktion des Apparates statt. 



Eine Verfeinerung erfuhren die Flutbeobachtungen in Pola im September 1904 durch Aufstellung 

 eines von der Firma R. Fuess in Steglitz bei Berlin erzeugten selbständig registrierenden Gezeiten- 

 pegels Seibt-Fuess über dem Brunnenschacht des alten Flutmessers. Die Einrichtung dieses Apparates 

 ist im Jahrbuch des Hj^drographischen Amtes von 1904 beschrieben. Bei der Reinigung des Zuleitungs- 

 kanals hatte sich aber gezeigt, daß innerhalb desselben und im ganzen umliegenden Anschüttungs- 

 terrain, gegen welches der Zuleitungskanal nicht abgedichtet ist, ein Grundwasserstrom zirkuliert, 

 welcher zweifellos eine Fälschung der Flutangaben mit sich bringen mußte. Es wurde daher für eine 

 bessere Aufstellung des Gezeitenpegels Sorge getragen und hiezu das am Kopfe des Molo Nr. 6 

 befindliche Gendarmeriewachhaus eingerichtet. Diese i\daptierungsarbeiten, nämlich der Bau eines aus- 

 zementierten Brunnenschachtes von quadratischem Querschnitte und die Anbringung einer rechtwinklig 

 abgebogenen Röhre aus Gußeisen, deren horizontaler Arm den Zuleitungskanal bildet, während der 

 vertikale Arm von der Mündung des Kanals 1 m tief hinabreicht, um den Einfluß des Seeganges ab- 

 zuschwächen, waren Ende Mai 1905 fertiggestellt und konnte am 31. Mai die Übertragung des 

 Gezeitenpegels in das neue Flutmesserhäuschen bewirkt ^verden. 



Um aber einen Anschluß an die alte. Beobachtungsreihe zu ermöglichen, wurde der alte Flut- 

 messer wieder aktiviert und liegen vom Monat Juli 1905 vollständige Registrierungen von beiden 

 Apparaten vor. Am 1. August 1905 fand sodann die Abmontierung des alten Flutpegels statt. 



Während beim alten Flutpegel die Stundenangaben Abstände des Wasserspiegels vom Briumen- 

 rand darstellten, werden beim neuen Gezeitenpegel die Höhen des Wasserspiegels über einen Null- 

 punkt gemessen, der sich Am unterhalb des Indexstriches auf der Lotskala vom Apparat befindet. 

 Dieser Indexstrich liegt 147 -'S mm unter der Höhenmarke im neuen Flutmesserhäuschen. 1906 wurde 



1 Eine i-ieschreibung und Skizze dieses I'"lutmessers befindet sicli im Jahrbucli des H3'drograplüschen .\mtes von 1896 

 (p. 46 und 47). 



