210 W. V. Kessliiz, 



für die Kappazahlen • für die Amplituden: 



^>f■^■ = ^'^M, : Hk — O-IT Hm. 



xo = xa', -8?8 i/o = 0-33 i/A-, 



5tp = XA', -5-4 Hp=z 0-31 Hk, 



Auch bei den folgenden Stationen sind die unter Klammern gesetzten Werte von H und x 

 mittels obiger Relationen berechnet worden. 



Im Vergleich zu Fiume sind in den Amplituden der Haupttiden von Zengg keine merklichen 

 Unterschiede vorhanden. Die Kappazahl von Ki ist unverändert geblieben, jene der Halbtagstiden M2 

 und S-i haben sich nur um wenige Grade verringert. Die mittlere Fluthöhe beträgt 44 cm, bei Springflut 

 ist der mittlere Tidenhub 59 cm, bei Nippflut 30 cm, also auch hierin nur wenig Unterschied gegen 

 Fiume. 



Hafen Cigale. 



(I. Lussin.) 



'f = 44° 31 '8 N.; X = 14° 27 '0 E. v. Gr.' 



Flutmesser: Transportabler Flutautograph System Fuess \-om k. u. k. Hydrographischen Amte. 



Aufstellungsort: Innenseite des neuen Molo im Hafen von Cigale. 



Beobachtungsperiode für die harmonische Analyse: 11. Oktober 1914 bis 18. April 1915. 



Die Flutmessungen im Hafen von Cigale geschahen zufolge eines Beschlusses der 3. Konferenz 

 österreichischer und italienischer Ozeanographen und Biologen zu Monaco im Mai 1913. Es kam 

 hierzu ein transportabler Flutautograph Sj^stem Fuess vom Hj'drographischen Amte in Verwendung, 

 dessen Aufstellung der Verfasser gelegentlich der Herbstterminfahrt von S. M. Schiff »Najade« am 

 5. Dezember 1913 auf der Ostseite des kleinen Molo vor dem Hafenamte bewirkte. Leider hatte sich 

 dieser Aufstellungspunkt nicht für zweckmäßig gezeigt; bei starkem Seegange fanden mehrmals 

 Störungen im Betrieb des Apparates statt und so wurde im Oktober 1914 der Flutmesser auf die 

 Innenseite des neuen Hafendammes übertragen. Die Registrierung begann dort am 11. Oktober und mußte 

 mit Rücksicht auf den Kriegszustand am 18. April 1915 abgebrochen werden. Es stand somit für die 

 harmonische Analyse ein völlig hinreichender Zeitraum von 6 Monaten zur Verfügung. 



Da eine Beschreibung des transportablen selbstregistrierenden Flutmessers System Fuess, der 

 nicht nur im Hafen von Cigale, sondern auch in Zara, Sebenico, Comisa, Pelagosa und Meljine in 

 Verwendung gestanden war^ und sich bei seiner leicht durchzuführenden Installierung und einfachen 

 Bedienung recht verwendbar gezeigt hatte, nicht vorliegt, soll die Einrichtung dieses Apparates im 

 Nachstehenden skizziert werden. 



Zum Flutmesser gehört außer dem in Fig. 9 abgebildeten Registrierapparat samt Schwimmer 

 und Gegengewicht noch ein 5 in langer Holzschacht, der den Einschluß des Sch\\'immers bildet und 

 dessen obere Deckplatte aus Holz als Unterlage für den Registrierapparat dient. Letzterer besteht aus 

 dem in der Fig. 9 ersichtlichen Messinggestell, nämlich aus dem quadratischen Rahmen P von 225 mm 

 Seitenlänge mit drei Querleisten, wovon zwei parallellaufende die Lager des Schwimmerrades R und die 

 dritte diagonal hierzuliegende das fixe Zahnrad n vom Uhrwerk und in dessen Mitte das Stützlager 

 für die Walzenachse tragen. Auf den Verbindungsleisten sind ferner zwei zylindrische 340 nun lange 

 Säulen 5S und dann die prismatisch geformte Führungsstange F festgeschraubt, auf der die Hülse h 

 verschiebbar ist. Letztere trägt auf der vorderen Seite (in der Figur) den Schreibhebel /, rückwärts ist 

 oben die Zahnstange z befestigt. Auf der Innenseite der Führungsstange ist unten ein Röllchen ein- 



1 Das Hydrograpliische .Amt verfügte über zwei solche Flutautographen. 



