2.12 



W. V. K c s sl i t z, 



Fig. 10. 



Die Befestigung des um die Trommel zu legenden, in Millimeter geteilten Registrierpapiers 

 geschieht durch Aufstecken auf die zwei Fixierungsstifte, die aus der Trommelmantelfläche herausragen, 

 und durch Zusammenkleben der sich übergreifenden gummierten Ränder. Am Registrierpapier ist jede 

 10. Horizontallinie stärker gehalten, ebenso jede 15. Vertikallinie, so daß in der Zeitskala -i"' auf 

 einen Millimeter der Abszisse zu stehen kommen. Der Verjüngungsmaßstab ist 10 : 1, somit 1 luin nr 

 1 cm in der Natur. Bei der Manipulation des Streifenvvechsels, wozu der Apparat mit einer zweiten 

 Trommel ausgerüstet ist, wird der Schreibhebel zurückgelegt und in dieser Stellung durch eine 

 gebogene Plattenfeder /', die hinter einem kurzen Stift der Hülse h einschnappt, festgehalten. Es 

 muß darauf gesehen werden, daß der untere Rand des Papierblattes knapp an die Bodenplatte 

 angeschoben wird, damit sich die Basislinie nicht ändere. 



Der dem Querschnitt des Schachtes konform gebaute Schwimmer A aus Zinkblech besitzt oben 

 eine Klemmung li für den Phosphorbronzedraht von Q-7 min Dicke, letzterer geht in einem Rundschlag 

 um das Schwimmerrad, dann durch den Schlitz der Deckkappe vom Führungsrohr des Gegen- 

 gewichtes g und wird an letzterem festgemacht. 



Der parallelepipedisch geformte Schwimmerschacht (siehe Fig. 10, Daraufsicht von oben) von 

 26-5c;7? Lichtweite ist aus Tannenbrettern von 'i cm Dicke zusammengeschraubt. An der einen 



Kante des Kastens, zum Teil in das Holz eingelassen, steht das aus Metall 

 erzeugte Führungsrohr^ r von 75 mm innerem Durchmesser für das Gegen- 

 gewicht g, vom Schwimmerraum durch das bis an den Kastenboden reichende 

 Brett h abgetrennt. In das Metallrohr, das unten abgeschlossen ist, darf kein 

 Wasser eindringen. Oben am Schwimmerschacht sitzt, ihn hülsenförmig über- 

 greifend, eine aus starken Brettern erzeugte Holzkonstruktion von etwa 

 32 cm Höhe auf, die mit der Grundplatte G durch Eisenknie verbunden ist. 

 Letztere bildet sowohl die Unterlage für den Registrierapparat als auch für 

 den dazu gehörenden Schutzkasten aus Holz mit Zinkblechüberzug. Für das 

 Aufmontieren des Gestelles ist über die viereckige Ausnehmung der Grundplatte von ebenfalls 26*5 c/w 

 Lichtweite ein Eisensteg ee eingelegt, der mit den Holzschrauben 55 festgemacht wird. Vom Basis- 

 rahmen des Registrierapparates liegen 2 Ecken am Steg und 2 auf der hölzernen Grundplatte auf; 

 in der Fig. 10 sind die Stellen, wo die Durchlochungen des Rahmens für die Befestigungsschrauben 

 zu liegen kommen, durch schwarze Punkte bezeichnet und sind auch das Schwimmerrad R sowie 

 das Gegengewicht g ersichtlich gemacht. 



Der Schwimmerkasten ist unten geschlossen und ist seitlich nahe dem Boden eine vergitterte 

 Öffnung für den V/asserzutritt eingeschnitten. Zur Konservierung der Holzbretter hat sich ein Anstrich 

 mit "JN'Ioraviafarbe sehr vorteilhaft erwiesen. 



Für das Festmachen des Schwimmerschachtes an den Kaimauern und Hafendämmen kommen 

 zweiteilige Eisenbänder und Schraubbolzen in Verwendung. 



Die harmonische Analyse erstreckte- sich nur auf die Haupttiden M, S und K, die übrigen Flut- 

 konstanten wurden mit Hilfe der auf p. 210 angegebenen Relationen berechnet. 



Tide M 

 /ru = 0-26 sin (82-5 + x) + 8-14 sin (37-9 + 2 x); 



Tide 51 

 /ii. = 9-91 sin (218-3 + x) + 4-36 sin (202-7 + 2 x). 



Tide K 

 hK= 14-06 sin (137-1 + x) + 1-90 sin (252-8 + 2 x). 



I Die ganzjährige Welle der 6"-Tide ist hier nicht mit 6'^ identisch, da nur 6 .Monate für die iiarmonischc Analyse 

 benutzt wurden, somit in der ganztgägigen i'-W'elle die Tiden P und K nicht ehminiert sind, 



