226 



W. V. Kes sl i tz, 



FiK. 13. 



genannten österreichisch-italienischen Kommission zur Erforschung der Adria in Monaco (Mai 1911) 

 zum Beschluß erhoben worden. 



Gelegentlich der noch im selben Jahr stattgehabten Sommerterminfahrt mit S. M. Schiff »Najade« 

 wurde Pelagosa besucht und kommissionell erhoben, daß eine Brandungsnische in der kleinen Bucht 

 Stara vlaka am Westrande der Insel den günstigsten Punkt für die Vornahme von Flutregistrierungen 

 abgeben dürfte. Zum Schutze des Flutmessers gegen Seegang mußte aber die Aufführung einer soliden 

 Schutzmauer am Eingang der Brandungsnische und die Ausbaggerung eines Wasserzuflußkanales ins 

 Auge gefaßt werden. 



Nachdem über Einladung seitens der Adriakommission sich die k. k. Seebehörde in Triest in 

 munifizenter Weise bereit erklärt hatte, die zur Aufstellung des Flutmessers erforderlichen Bauarbeiten 

 zu übernehmen und auch ihre Kosten zu tragen, sind im Jahre 1912 die folgenden Bauten aus- 

 geführt worden: 



1. Die Errichtung einer 3-9 w hohen und 2 m dicken Schutz- 

 mauer am Eingang der Brandungsnische; 



2. die Anbringung eines 1-4 in hohen Betonschachtes ander 

 Rückseite der Schutzmauer mit einer Ausnehmung von 0-25 in zur 

 Lagerung des Holzschachtes vom Flutpegel; 



3. die Ausbaggerung eines 6 in langen Zuflußkanales vom 

 Betonschacht zum Ufer in einer Tiefe von 0'8 in unter dem 

 Mittelwasser; 



4. die Anbringung einer Stiege an der Vorderseite der Schutz- 

 mauer und eines Geländes auf ihrer Plattform und 



5. die Befestigung einer Eisentreppe samt Geländer auf der 

 Vorderseite des 10 in hohen Felsens bei der Brandungsnische, 

 um auch bei schwerem Seegange zum Flutmesser gelangen zu 

 können. 



Fig. 13 zeigt die von der k. k. Seebehörde bewirkten Schutz- 

 bauten; der auf der Plattform stehende Flutmesser ist wegen 

 mangelhafter Belichtung nicht zu erkennen. 

 Die Aufstellung des Flutautographen bewirkte der Verfasser am 14. und 15. Februar 1913 

 unter Mithilfe des Leuchtturmpersonales, das dann die Betreuung des Apparates übernahm. 



In der Folge zeigte es sich, daß nicht nur der Wasserzuflußkanal etwa um 50 cm zu wenig tief 

 ausgebaggert, sondern auch, daß sein Durchschnitt zu groß war, weil bei Seegang das Wasser durch 

 den Druck der Brandung zu lebhaft im Kanal hin- und herflutete, wodurch sehr heftige und rasche 

 Vertikalbewegungen des Schwimmers hervorgerufen wurden. Abgesehen davon, daß sich hierdurch die 

 Registrierlinien auch schon bei ganz mäßigem Seegange zu einem Bande verbreiterten, wurde durch die 

 stoßweisen Bewegungen des Schwimmers auch die Festigkeit seines Aufhängedrahtes stark in Anspruch 

 genommen und ist am 13. April zum erstenmal der Schwimmerdraht gerissen; es gelang jedoch dem 

 Leuchtturmassistenten den Apparat bis zum 24. April wieder in Betrieb zu setzen. 



Am 7. Mai wurde dann der Apparat bei schwerem Sciroccosturm neuerdings havariert, der 

 Schwimmer war gesunken und konnte er ohne Abmontierung des Holzschachtes nicht aufgeholt werden. 

 Es machte sich daher eine Neuaufstellung des Flutmessers notwendig, die am 27. Mai vom Verfasser 

 gelegentlich des Besuches von Pelagosa mit S. M. Schiff »Najade« während der Maiterminfahrt 

 bewirkt wurde. 



Bis zum 20. Februar 1914, an welchem Tage das Uhrwerk in Unordnung geriet, funktionierte 

 dann der Apparat anstandslos; es mußte dann das Uhrwerk ausgewechselt werden und entstand dadurch 

 eine Unterbrechung von 20 Tagen. 



