18 WILH. ED. WEBER, 



Diese Unsicherheit entspringt aus zwei ganz verschiedenen Quellen, nam- 

 lich erstens aus den wirklich vorhandenen taglichen Schwankungen der Incli- 

 nation, welche zu derselben Stunde an auf einanderfolgenden Tagen oft urn 

 raehrere Minuten verschieden ist, zweitens aus den Beobachtungsfehlern. Sucht 

 man den Mittelwerth jener taglichen Schwankungen, welche auch bei der 

 Declination statt finden, aus den Beobachtungen zu bestimmen und ihren Ein- 

 fluss zu beseitigen, so erhalt man den Mittelwerth des Bruchs, welcher die 

 Tangente der Inclination ausdruckt, in folgender Form: 



6887,86 = e 9 

 2877,18 =b 4 



woraus sich der mittlere Beobachtungsfehler der Inclination = 2' 20" ergiebt, 

 und zugleich erhellt, dass wenn der Fehler des Nenners dieses Bruchs sehr 

 verkleinert oder ganz beseitigt werden konnte, der mittlere Fehler einer sol- 

 chen Inclinationsmessung sich auf 1' 36" reduciren wurde,' was auf folgende 

 Weise erreicht werden zu kdnnen scheint. 





Der wenig veranderliche Nenner jenes Bruchs kann namlich als die 

 Summe eines constanten Theils und einer durch gleichzeitige Beobachtungen 

 am Bifilarmagnetometer genau bekannten Variation dargestellt werden, wovon 

 der constante Theil aus einer grosseren Anzahl dazu besonders gemachter Be- 

 obachtungen mit grosser Genauigkeit im voraus bestimmt werden kann. Dies 

 vorausgesetzt bedarf es zu einer Inclinationsbestimmung fur irgend eine Zeit 

 nur einer einzigen zu dieser Zeit gemachten Beobachtungsreihe , durch welche 

 der Zahler jenes Bruchs beslimmt wird, nebst einer gleichzeitig gemachten Be- 

 obachtung am Bifilarmagnetometer. Eine solche zu einer Inclinationsmessung 

 genugende Beobachtungsreihe wird in 5 Minuten ausgefuhrt und die daraus 

 erhaltene Inclination ist dann nur mit einer etwa 1' 36" betragenden Unsi- 

 cherheit behaftet. Vier Beobachtungsreihen, welche wie in Tafel V B, C, D, 

 E in 50 Minuten gemacht werden kdnnen, geben dann zusammen eine Incli- 

 nationsbestimmung, welche bios etwa auf 48" unsicher ist. Zugleich wird 

 auf diese Weise der Vortheil erlangt, dass der Inductor, nachdem der con- 

 stante Theil des Nenners ein fur allemal genau bestimmt worden ist, seine 

 Stellung mit horizontaler Drehungsaxe immer unverandert beibehalt. was eine 



