26 WILH. ED. WEBER, 



meter entspringenden Relationen. Bei obiger Inclinationsmessung sind namlich 

 bios die am Inductions-Magnetometer beobachteten Elongationsweiten betrachtet 

 worden und es konnte daraus die Inclination bestimmt werden, ohne dass es 

 nothig war, die Verhaltnisse naher zu erortera, von denen jene Elongations- 

 weiten abhangig waren. Diese Verhaltnisse blieben namlich bei den verschie- 

 denen Beobachtungen unverandert und eliminirten sich bei ihrer Vergleichung. 

 Bei andern Anwendungen, namentlich den galmniscken, findet aber nicht das- 

 selbe statt und es wird alsdann eine genaue Erorterung jener Verhaltnisse 

 nothwendig, welche urn so mehr hier einen Platz verdient, als sie auch auf 

 obige Inclinationsmessung eine Auwendung gestattet; denn es leuchtet ein, dass 

 fur letztere die blosse Kenntniss des Resultats, die ohnedem gewonnen werden 

 kann, nicht geniigt, sondern dass auch Einsicht und Rechenschaft von alien ein- 

 zelnen Momenten, von welchen die Genauigkeit und Sicherheit des Resultats 

 abhangt, verlangt werden muss, wozu eine nahere Untersuchung jener Verhalt- 

 nisse erforderlich ist. 



Wir beginnen mit der Betrachtung einiger allgemeinen Verhaltnisse, von 

 denen die Moglichkeit genauer Messungen mit dem Inductions - Magnetometer 

 abhangt. Diese beruht hauptsachlich auf Erfullung zweier Bedingungen, nam- 

 lich 1) der Unveranderlichkeit der Kette wahrend aller Beobachtungen, 2) der 

 Grdsse der Wirkung, welche der inducirende Erdmagnetismus bei einfachem 

 Inductionsstosse hervorbringt. 



Das hier betrachtete Inductions- Magnetometer unterscheidet sich von dem 

 in den ^Resultaten aus den Beob. d. magn. V. im Jahre 1837" beschriebenen 



■ 



Induct ions- Inclinatorium wesentlich dadurch, dass Inductor und Multiplicator, 

 welche dort in einem Ringe vereinigt waren, hier von einander getrennt sind 

 und dass, statt dort eine continuirliche Drehung des vereinigten Inductors und 

 Multiplicators um die von ihnen umschlossene Boussole statt fand, hier bios 

 eine halbe Umdrehung des Inductors nothig ist, welche jedesmal dann, wenn 

 die im Multiplicator schwingende Nadel durch den magnetischen Meridian geht, 

 erfolgt. Beide Instrumente kommen also darin iiberein, dass die erste Bedin- 

 gung, die Unveranderlichkeit der Kette bei alien Beobachtungen, erfullt ist, bei 

 dem Inductions-Inclinatorium dadurch, dass die Drehung des Multiplicators den 

 Dienst eines in die Kette eingeschalteten Commutators vertritt; bei dem Indue- 



