UBER DIE ANWENDUNG DER MAGNETISCHEN INDUCTION etc. 27 



tions-Magnetometer dadurch, dass schon die von einem einfachen Induclions- 

 stoss hervorgebra elite Elongation zu feinen 3Iessungen geniigt und daher keine 

 Verstarkung durch schnelle Wiederholung der Inductionsstosse, zw 



schen denen 



sonst eine Commutation statt finden miisste, bedarf. Bei dem letzteren ist es 

 also die Erfiillung der zweiten Bedingung, niimlich der Grosse der Wirkung, 

 welche der inducirende Erdmagnetismus bei einfachem Inductionsstosse hervor- 

 bringt, wodurch zugleich auch der ersten, namlich der Unveriinderlichkeit der 

 Kette, mitgeniigt wird. Die Anwendung solcher tnfachen Inductionsstosse, 

 wenn sie fiir die Messung stark genug sind, gewahren ausserdem aber bei dem 

 Inductions -Magnetometer noch den besondern Nutzen, dass ihre Wirkung 

 ein unmittelbares Maass des inducirenden Magnetismus giebt, unabhdngig eon 

 der Drehungsgesckwindigkeit des Inductors. 



Ausser dem Inductions-Inclinatorium und dem Inductions-Ma 

 noch eine dritte Einrichtung moglich, welche ich das Inductions-Galwnomete 

 nennen will, die beiden vorzuziehen sein wiirde, wenn ihr gleiche Empfindlich 

 keit fiir einfache Inductionsstosse gegeben werden konnte, wie dem Inductions 

 Magnetometer, namlich eine Einrichtung, bei welcher die Hiilfe einer M 

 nadel und die mit ihrem Gebrauche verbundenen complicirten Relationen ihrer 

 Wechselwirkung mit dem Multiplicator ganz beseitigt werden konnen. Man 

 konnte namlich, statt den inducirten Strom vom Multiplicator auf eine Magnet- 

 nadel wirken zu lassen und die Ablenkung der lelztern zu beobachten, den 

 Multipticator selbst bifilar (auf ahnliche Weise wie beim Elektro dynamo- 

 meter j,Abhandlungen iiber elektrodynamische Maassbestimmungen." Leipzig 

 1852 I) an zwei Leitungsdrahten aufhangen, durch welche der inducirte Strom 

 ein- und ausgeht, und die dann com Erdmagnetismus hertorgebrachte Drehung 

 des Multiplicators beobachten. Fur dieses Inductions-Galvanometer sollen nun 

 ebenso wie fiir das Inductions-Magnetometer die aus den elektromagnetischen 

 und magnetelektrischen Gesetzen sich ergebenden Relationen entwickelt wer- 

 den woraus von selbst erhellen wird, warum das Inductions-Magnetometer den 

 Vorzug verdient und das Inductions -Galvanometer nicht zur praktischen An- 

 wendung bei Inclination smessungen gebracht werden konne. 



Wir fassen von den Gesetzen des 



Magnet- 



elektricitdt dasjenige, was zu den folgenden Betrachtungen erforderlich ist, 



D2 



