40 



i 



WILH. ED. WEBER, 





und es bleibt nach Weglassung dieses Faktors folgende Gleichung als Be- 

 dingung der Gleichheit beider Elongationsweiten iibrig 



g y 2ff"gP' kr'r" 

 Setzt man nun hierin die fur das Inductions -Magnetometer, mit welchem die 

 Beobachtungen im ersten Abschnitt gemaeht wurden, geltenden Werthe 

 £ = 8,8, r=18, #=101000000, £ = 5968000000, F = 1488300, r =230,8 

 und ausserdem T h = 1,8; so erhalt man folgende Bedingung gleicher Elon- 

 gationsweite 



h = — . Off 



860 " 



Wenn nun auch zur bifilaren Suspension die feinsten Metalldrahte genommen 

 werden, so wird doch wenigstens ein Gewicht von 100 Gramm erforderlich 

 sein, urn ihnen die fur einen 



geben, also ist in Milligrammen die Masse 



solchen Messapparat notbwendige Sp 



IrtgP' = 100000. • 

 Ferner kann man rechnen, dass die beiden Suspensionsdrahte wenigstens 5 

 Millimeter im Mittel von einander abstehen nuissen, also 



25. 

 Da nun g = 8,8 war und £ = 9811, folglich 2ff'gP' = 887200000, so ist 



Bedingung gleicher Elongat 



k = 1032000 



Sollta also die am Inductions -Galvanometer beobachtete Elongalionsweite 

 der am Inductions -Magnetometer beobachteten gleich sein, so musste die 

 Hohe der obern Enden der Aufliangungsdrahte iiber den untern 1032 

 Meter betragen. Da nun eine so hohe Aufhangung nicht mdglich ist, so 

 ergiebt s.ch hieraus von selbst, dass das Inductions -Galvanometer fur solche 

 Messungen nicht geeignet ist und das Inductions-Magnetometer keineswegs zu 

 ersetzen vermag, wie schon oben erwahnt worden ist 



7. 



Ugarithmisches Decrement der schwingenden Magneto 



meternadel. 



Die Art. 5 betrachtete Elongations eite der Magnetometernadel in Folge 



