UBER DIE ANWENDUNG DER MAGNETISCHKN INDUCTION etc. 49 



Das specifische Gewicht dieses Kupfers war bei 0° gegen Wasser bei 4°,1 

 8,796. 



Es ist schon bekannt, dass sehr betriicbtliche Verschiedenheiten im spe- 

 cifischen Widerstande des Kupfers vorkommen ; dennoch ist es interessant. 

 die hier erhaltene Besliinmung mit denjenigen zu vergleichen , vvelche ich im 

 82sten Bande von PoggendoriFs Amialen S. 363 zusammengestellt babe. Ich 

 bezeichne die friiher von mir gebrauchte Kupfersorte (^Abhandlungen iiber 

 Elektrodynamische Maassbestimmungen" Leipzig 1852. II.) rait A, die jetzigo 

 mit B, die von Jacobi zu seinem Widerstands-Etalon und die von Kirch- 

 hoff zur Bestimmung der Inductions - Constante gebrauchte mit / und K; 

 endlich mit G galvanoplastisch niedergescblagenes Kupfer. 



Kupfersorte specifisclies Gewicht specifischer Widerstand 



G 8,878 1 684000 



A 

 K 



1865600 

 1 9 1 6000 



B 8,796 1999900 



/ 8,427 2310000. 



10. 

 Inclinations-Bestimmungen aus gleichzeitigen Beobachtungen 



am Bifilar- und Inductions-Magnetometer. 



Wenn nun auch die Art. 8 erorterte Methode, die Inclination aus beob- 

 achteten Elongationsweiten des Inductions -Magnetometers zu bestimmen, im 

 Allgemeinen als die einfachste und genaueste betrachtet werden kann, weil 

 dabei das Resultat von der geringsten Zahl von Messungen, und zwar solchen 

 Messungen, welche sich mit der grossten Precision ausfiihren lassen, abbangt; 

 so kann doch eine andere Methode, die praktisch im Allgemeinen an Ein- 

 fachheit nachsteht, unter besondern Verhaltnissen den Vorzug verdienen. Ein 

 solcher Fall tritt zum Beispiel dann ein, wenn das Inductions -Magnetometer 

 nicht bios zu einmaliger Messung der Inclination, sondern zu einer liingere 

 Zeit fortgesetzten Reihe vieler Inclinationsmessungen gebraucbt werden soil. 



Es leuchtet namlich ein, dass man unter diesen Verhaltnissen sich 

 Zwecke ieder einzeinen Inclinationsbestimmung auf die Messung der verti 



Mathem. Classe V. 



G 



