50 



WILH. ED. WEBER, 



Componente der erdmagnetischen Kraft beschranken kann, weil die horizontale 

 Componente aus der nach der »Intensitas« in absolutem Maasse ausgefuhrten 

 Messung mit Zuziehung der am Bifilar-Magnetometer gemachten Variationsbeob- 

 achtungen fiir jeden Augenblick auf das Genaueste bekannt ist. 



Bezeichnet man also mit 1% die horizontale Componente der erdmagne- 

 tischen Kraft, wie sie nach der » Intensitas « fur irgend einen Augenblick 

 gefunden worden ist, und mit n die am Bifilarmagnetometer zu irgend einer 

 andern Zeit in Skalentheilen beobachtete Variation; so wird die horizontale 

 Componente der erdmagnetischen Kraft fur die letztere Zeit dargestellt durch 



Tk-T k {\. + qn) 



wo q einen aus den Elementen des Bifilarmagnetometers bekannten Faktor 

 bedeutet. Alsdann kann die Inclination bios aus der am Inductions - Magneto- 

 meter beobachteten Elongationsweite a und der am Bifilarmagnetometer beob- 

 achteten Variation des horizontalen Theils der erdmagnetischen Kraft, = n 

 Skalentheile , berechnet werden, vorausgesetzt, dass kein Temperaturwechsel 

 statt gefunden hat, und dass also die Dimensionen des Inductions - Magneto- 

 meters, ferner der Widerstand seines Inductors und Multiplicators und endlich 

 der Magnetismus seiner Nadel als constant betrachtet werden durfen. 



Es ergiebt sich namlich nach dem vorigen Artikel fur a folgende 



Gleichung 



folglich 



c 2A 



__ 07T7f — ~ arc tang -r \- 



act = — _ e * * . _ fyirr) 2 T T 



(tang0 2 = ^=Wl + ^e" arCtang ^.^ _^ L 



worin k, W und 2>r als constant gegeben sind, ferner X und r nur 



T k sich andern, endlich die Anderung von T h durch die Gleichung 



r* s 7% (1 -f- qn) 



gegeben ist. Bedeuten daher X° und T ° die Werthe von X und 

 Tk =2 T h , so konnen X und r unter folgende Form gebracht werden 



X = X° (1 + 



T 



fur 



t = t° C 1 -*- bn) 



