56 



WILH. ED. WEBER, 





gen den Querstabchen 



Spiegel und Torsionskreis angebracht sind 



Der vom Multiplicator uraschlossene Raum, in welchem die Nadel schwebt 

 wird endlich von beiden Seiten mit Deckeln cccc verschlossen. 



Fig. 4 stellt einen verticalen Durchschnitt des Galvanometers in der Rich- 

 tung des magnetischen Meridians dar. Uber dem Multiplicator schwebt das 

 Querstabchen d, welches, wie das durch den Multiplicator gehende Querstab- 

 chen b, senkrecht gegen die Ebene der Figur gerichtet ist. Beide sind durch 

 dunne verlicale Stabchen an ihren Enden vor und hinter dem Multiplicator 

 verbunden. Mit dem Stabchen d ist der Spiegel e durch einen Y formigen 

 Haken verbunden, und uber dem Spiegel, ebenso verbunden, befindet sich der 

 an einem diinnen Drahte aufgehangene Torsionskreis f. Der Raum, in wel- 

 chem d, e, f sich befinden, ist mit einem Gehause umgeben, welches nach vorn 

 und hinten iiber den Multiplicator hervorragt und auf beiden Seiten bis zu den 

 Deckeln cccc Fig. 3 herabreicht, wodurch dieser mit dem vom Multiplicator 

 umschlossenen zusammen hangende Raum bis auf die kleine Offnung, durch 

 welche der dunne Draht geht, ganz verschlossen wird. In diesem Gehause 

 ist in der vor dem Spiegel liegenden Wand ein parallels Planglas zur Beob- 

 achlung des Skalenbilds im Spiegel mit dem Fernrohr eingesetzt. Der Multi- 

 plicatorrahmen endlich hat eine 6eckige Gestalt und steht mit der 



ehrten Seite dieses Sechsecks auf einem steinernen Postament 



nach 



5 stellt endlich Inductor, Galvanometer, nebst Fernrohr und 



Skale 



Hirer gegenseitigen Lage im Grundriss dar. A bezeichnet das Fernrohr nebst 



B 



b 



Galvanometer, C den Inductor, welcher auf drei Schraubenfi 



c steht, die zur Berichtigung der beiden Stellungen der Drehungsaxe der 

 Inductorrolle , namlich der verticalen und der horizontalen gebraucht werden. 



Es wurde endlich noch iibrig bleiben, die Einrichtung zu beschreiben, 

 welche getroffen war, damit der Beobachter am Fernrohr selbst wahrend der 

 Beobachtung die Drehung der Inductorrolle mit dem Fusse machen kann, so- 

 wohl die Drehung urn die verlicale als auch urn die horizontal Axe • ferner 

 die Einrichtung, welche getroffen war, dass die beiden Verbindungsdrahte 

 zwischen Inductor und Multiplicator am Fernrohrstatife unmittelbar vor 

 dem Beobachter vorbeigingen , wo dann mit Httlfe einer Klemme diese 





