ANWENDUNG 



5 



beiden Verbindungsdrahfe nach Beliebcn bald isolirt bald verbimdcii werden 

 konnten, zu dem S. 8 angefiihrten Gebrauche. Da aber diese Einricktungen 

 nach Bequemlichkeit des Oris und Gewohnheit des Beobacbters Bonnichfaltig 

 abgeandert werden konnen, 



thig zu sein. 



so scheint erne specielle Beschreibung dersclhen 



Statt dessen raoge am Schlusse hier noch bemerkt werden, dass zu dem 

 Zwecke der Inclinationsmessungen keineswegs ein Galvanometer mit so »ro- 

 ssem Multiplicator , wie der eben beschriebene, nothwendig ist. Die zu die- 

 sem Multiplicator verwendete Kupfermasse musste nur damn so gross sein, 

 namlieh 80 Kilogramm, weil der mittlere Halbmesser derWindungen nicht un- 

 ter 230 Millimeter betragen sollle. Diese grosse Weite des Multiplicators, 

 sowie seine kreisformige Gestalt, ist gar nicht der damit auszufiihrenden In- 

 clinationsmessungen wegen gewahlt, sondern deshalb, weil dasselhe Instrument 

 zugleich zu einem festen und unveriinderlich bleibenden Normal widerstands- 

 messer fur galvanische Ketten dienen sollte, gleichwie das in den 3 Abhandlun- 

 gen iiber elektrodynamischeMaassbestimmungen" (Leipzig 1852) II beschriebene 



Instrument, mit dem aber 



Mai solche Widerstandsmessung 



hatten ausgefiihrt werden konnen. Ein soldier fester zum Gebrauche stcts 

 fertiger Widerstandsmesser war ein wesentliches Bediirfniss fur viele galvanische 

 Untersuchungen geworden, und um demselben vollstandig zu geniigen erscheint 

 die angegebene Grosse des mit dem Induclions-Inclinatoriums verbundenen Mul- 

 tiplicators vollkommen gerechtfertigt. 



Handelt es sich aber nicht um solche galvanische Zwecke, sondern bios 

 um genaue und bequeme Messung der Inclination, so konnen alle Dimensionen 

 des Multiplicators ohne Nachtheil wenigstens um die Halfte verkleinert werden, 

 wozu dann nur der 8te Theil des Drahts (etwa 10 Kilogramm) erfordert wer- 

 den. Die Genauigkeit der Inclinations-3Iessung wiirde dadurch sogar gewinnen ; 

 denn die zu beobachtende Ablenkung der Nadel wiirde dadurch im Verhiiltniss 

 von 1 zu V2 vergrossert und konnte vielleicht mehr als verdoppelt werden, 

 wenn man zugleich der kreisformigen Gestalt des Multiplicators eine schick- 

 liche elliptische Gestalt substituirte , wobei die Nadelaxe die Richtung der gro- 

 ssen Axe der Ellipse erhielte. Sollte die Ablenkung der Nadel alsdann zu 



Mathem. Classe. V. 



H 



