﻿Ergebnisse der Monte Rosa-Expedition. 1 19 



zur Verwendung gelangt, scheinen oft Sauerstoffanalysen beendet und man findet ganz passabel über- 

 einstimmende Analysenwerte und doch war in beiden Doppelbestimmungen die Verbrennung noch lange 

 nicht zu Ende gekommen und der wahre Stickstoffwert noch nicht erreicht worden. Alle Fehler in der 

 Kohlensäureanalyse und der Sauerstoffanalyse häufen sich aber auf die Größe des gesuchten Sauerstoff- 

 wertes, da es sich bei der Sauerstoff bestimmung um eine Restanalyse handelt. Es muß daher auf das Ein- 

 halten bestimmter Zeitintervalle für das Verbleiben der Gase in den Absorptionsmitteln an der Hand der 

 Uhr immer geachtet werden. Für die Ausführung von Analysen im Hochgebirge, wobei auch der Einfluß 

 der niederen Temperatur sich noch geltend macht, sollte diese Kontrolle nie versäumt werden. 



Gerade darum, weil die Zuntz'sche Methode so außerordentlich expeditiv und bequem ist, verleitet 

 sie den Anfänger, der mit den Fehlerquellen derselben nicht vertraut ist und der sich kein Bild über die- 

 jenige Genauigkeit der Ergebnisse macht, die gefordert werden muß, zu ungenauem und direkt fehler- 

 haftem Arbeiten. Die gefundenen Werte werden natürlich auch bei der Zuntz'schen Methode 

 umso unrichtiger sein, je mehr jene Kautelen, denen man beim gasanalytischen Arbeiten über- 

 haupt gerecht werden soll , vernachlässigt werden. Nur zu häufig wird die Kontrolle der Thermo- 

 meter, der Meßgefäße und der Gasuhren auf die Richtigkeit ihrer Angaben unterlassen und ent- 

 sprechende Korrekturen an den Ablesungen nicht angebracht. Es ist sicher nicht überflüssig zu erwähnen, 

 daß die »trockene« Gasuhr, wie sie für die Hochgebirgsversuche ausschließlich in Betracht kommt, sehr 

 zur Änderung ihrer Ausschläge neigt und daher wiederholt nachgeeicht werden muß. Eine besonders 

 häufige Fehlerquelle stellen auch die Ventile und die Verbindungen der gasführenden Röhrensysteme vor 

 und man kann sich oft genug überzeugen, daß selbst bei der Verwendung dickwandiger Kautschukschläuche 

 Vorsicht sehr am Platze ist. Man darf wohl keiner Verbindung zwischen dem Metall- oder Glasende einer 

 Röhre und einem Kautschuckrohr trauen, wenn der Anschluß nicht durch eine feste Drahtligatur gesichert 

 ist. 1 Gar mancher unwahrscheinliche Wert in der Literatur findet in derartigen Versäumnissen seine 

 Erklärung und sogar scheinbar fundamental wichtige Ergebnisse (wie dies zum Beispiel bei den bekannten 

 Versuchen an Schmetterlingspuppen der Fall war) können durch unexaktes, gasanalytisches Arbeiten 

 vorgetäuscht werden, und manches Resultat erweist sich schon infolge der Bedenken gegenüber der ver- 

 wendeten gasanalytischen Methodik als unsicher, bevor noch dessen tatsächliche Unrichtigkeit erwiesen 

 werden kann. 



Es ist selbstverständlich, daß zur Bestimmung des Ruheumsatzes, welche die Grundlage jeder Unter- 

 suchung über den Energieumsatz bilden muß, nur solche Beobachtungen verwendbar sind, bei denen vor- 

 sätzliche, vollkommene Muskelruhe unter möglichster Entspannung der gesamten Muskulatur einge 

 halten wurde, da ja bereits ein ganz unmerklich gesteigerter Tonus der Muskeln sich in einer Erhöhung 

 der Kohlensäureproduktion und des Sauerstoffverbrauches ausdrückt. Eine weitere Forderung geht dahin, 

 daß die Körperruhe schon geraume Zeit angehalten haben muß, wenn nicht durch das Fortbestehen einer 

 Überventilation noch während des eigentlichen Versuches vorgebildete Kohlensäure, die nicht den augen- 

 blicklichen Verbrennungsvorgängen entspricht, aus dem Körper ausgewaschen werden soll. Dies würde 

 unbedingt zu einer Ermittlung eines falschen respiratorischen Quotienten und zur Annahme eines zu 

 hohen Umsatzes führen. Aber auch eine gegenteilige Beeinflussung der Resultate, nämlich im Sinne 

 einer Umsatzverringerung, kann ganz gut künstlich herbeigeführt werden, wenn nach einer Periode mit 

 vorangegangener Überventilation sofort der Gaswechsel untersucht wird, da nunmehr die Retention von 

 Kohlensäure im Körper die Resultate fälscht. 



So zahlreich also die Fehlerquellen sind, die besonders beim Zuntz'schen Verfahren die Resultate 

 beeinflussen können, so schön wird die Übereinstimmung der Werte, wenn man mit entsprechender Sorg- 

 falt und Geduld arbeitet und sich die etwas mühevolle Prüfung jedes einzelnen Teiles der Apparatur nicht 



1 Es ist zweckmäßig, diese wegen des Einschneidens in den Kautschuk nicht direkt anzulegen, sondern vorerst den Kautschuk 

 mit einer einfachen Lage vom klebendem Isolierband zu umwickeln. 



