﻿Ergebnisse der Monte Rosa-Expedition. 125 



Diese kritische Ausfülirung über die MetJiodik mußte vorangeschickt werden, da im folgenden 

 eine sehr große Zahl von Versuchen zu besprechen sein wird, die mit dem Geppert-Zuntz'schen Ver- 

 fahren durchgeführt wurden. Obwohl in der letzten Zeit einige Handbücher erschienen sind, in denen 

 speziell die Arbeitsmethoden Berücksichtigung gefunden haben, wurde doch in keinem derselben auf die 

 Fehlerquellen bei der erwähnten Methode und die Möglichkeit, inwieweit diese vermieden werden können, 

 in ausreichender Weise hingewiesen. Bezüglich der Technik, derer wir uns bei den Respirationsversuchen 

 bedienten, erübrigt nur mehr weniges anzuführen, da die Einzelheiten des Verfahrens ja von anderer 

 Seite wiederholt beschrieben wurden. Als eine recht zweckmäßige Neuerung erwies sich die von uns 

 bereits im Jahre 1903 benützte Federspannung, die das Nachrücken des Hebers mit der Auslaufspitze 

 unterstützt. Durch den stetig ausgeübten Zug wird die Drehung der Gasuhr im Sinne ihrer Vorwärts- 

 bewegung beim Durchatmen wesentlich erleichtert und der Widerstand verringert. 



Gegen ungleiche Erwärmung durch Vv''ind und direkte Wirkung der Sonnenstrahlen war die weiß 

 lackierte Gasuhr noch mit einem dicht schließenden weißen Filzmantel umgeben. Für die Sonderung von 

 In- und Exspirationsluft dienten uns wieder die bereits auf der Sporner Alpe und auf dem Bilkengrat verwen- 

 deten Hausenblasenventile, die, soweit unsere Erfahrung reicht, in bezug auf die geringe Größe des Wider- 

 standes und verläßlich dichten Schluß allen anderen Ventilen weit überlegen sind. Sie waren, wie üblich, 

 m.it Glj^zerin und Wasser befeuchtet. Wir möchten uns der Anschauung von Sehen ck^ daß Ventile aus 

 festen Teilen mit genau kongruenten Mächen vorzuziehen seien, wenigstens was ihre Verwendbarkeit im 

 Hochgebirge betrifft, nicht anschließen. Es ist selbstverständlich nötig, jedes Ventil vor der Verwendung 

 sorgfältig auf dichten und prompten Schluß gegen Druck und Saugzug zu prüfen. Für die Abgrenzung 

 der Versuche und den Wechsel zwischen der Atmung in freier Luft oder durch die Gasuhr verwendeten 

 wir wieder den auf Dichtigkeit wiederholt geprüften, allerdings etwas schwereren Metallhahn da wir mit 

 dem sogenannten »Cloverschen« Wechselhahn recht üble Erfahrungen hinsichtlich seiner Verläßlichkeit 

 gemacht hatten und jedenfalls bei Verwendung eines solchen zu großer Vorsicht mahnen möchten. 



Die Gasanalysen wurden als Doppelanalj^sen durchgeführt und zu diesem Zwecke auf dem Monte 

 Rosa zwei Analysenapparate mit gesondertem Thermobarometer aufgestellt, von denen der eine identisch 

 ist mit jenem, den ich für unsere Versuche im Jahre 1903 gebaut hatte,- der zweite Apparat sollte außer 

 zu den Kontrollanalysen auch für die Untersuchung stark sauerstoffhaltiger Gemische dienen. Die folgende 

 Abbildung zeigt, unter Weglassung der Gaspipetten am neuen (rechtsseitigen) Apparat, die getroffene 

 Anordnung. (Siehe Figur auf p. 12 [126.] 



Der linksseitige Apparat enthält in einem Glaszylinder (Wasserwanne) ein Sammelrohr, das auch 

 für die Rückmessung des Gasvolums nach Absorption der Kohlensäure dient, das Thermobarometer und 

 eine Gasbürette mit »Vioo Teilung« von 78 bis 81 cni'' Inhalt, den Heber der zum Niveaurohr N führt und 

 das Mischrohr, verbunden mit dem Kautschukgebläse für das Durchlüften des Wasserbades. Im zweiten 

 — rechtsseitigen — Analysenapparat ist außer dem Thermobarometer nur ein gegabeltes Eudiometer 

 vorgesehen, das oben durch einen Hahn mit einfacher, weiter Bohrung verschlossen werden kann. Dereine 

 Ast des Eudiometers besteht aus einem 20 cm^ fassenden, in ^/^oo geteilten Rohr, dessen 0-Punkt mit der 

 Bohrung im Hahn zusammenfällt. Dieser Schenkel ist mit dem zugehörigen Niveaurohr in Verbindung. 

 Der zweite Ast des Eudiometers besteht aus fünf aufeinander folgenden, je 20 cm" fassenden Kugeln, die 

 durch enge, aber nicht kapillare Rohrstücke verbunden sind, auf denen die Marke angeätzt ist. Das äußere 

 Ende des Schenkels ist mittels eines Hahnes verschlossen und mit einer Füllkugel verbunden. Das zur 

 Analyse bestimmte Gas wurde aus dem Rohr A, in dem es während des Versuches aufgefangen wurde, 

 zum Teil in den linksseitigen, zum Teil in den rechtsseitigen Analysenapparat durch Heben der Füll- 

 kugel i^ übergetrieben. Im gegabelten Eudiometerrohr füllt man zuerst gerade \Q0 cui^ in den Ast mit den 



1 Tigerstedt, Handbuch der phj-siologischen Methodik, 1908, p. 32. 

 - Höhenklima, Bergwanderungen etc. p. 167. 



18* 



