﻿126 



A. Dur ig, 



Kugeln bis zur Marke über und sperrt den Hahn H,^. Hierauf stellt man durch Wenden des Hahnes H^ 

 Kommunikation zwischen A und dem engen Schenkel des Eudiometers her, um noch etwas Gas in dieses 

 Rohr eintreten zu lassen, und dreht dann den Hahn so, daß durch dessen weite Bohrung nunmehr beide 

 Schenkel des Eudiometers in Verbindung gesetzt sind. Nun wird durch Visieren über die beiden Menisken 

 des Niveaurohres und den Meniskus im engen Schenkel das Gas im ganzen Eudiometer unter den 



Apparat für Doppelanalysen und für die Untersuchung sehr differenter Gasmengen. 



herrschenden Atmosphärendruck gebracht und das Volumen wiederholt abgelesen. Zu jeder solchen Volums- 

 bestimmung gehört natürlich die Ablesung des Thermobarometerstandes in B. Durch die Kapillare V 

 gelangt das Gas in die Absorptionspipetten und wieder in das Eudiometer zurück. Nach Schluß der 

 Analyse und Entleerung des Proberohres A läßt man das Gas durch ein seitliches T-Stück entweichen 

 das auch beim Vorspülen der zuführenden Kapillaren vor jeder Analyse benötigt wird. Die Bohrung des 

 Hahnes bedingt keinen Fehler, da die Nullmarke für das ganze Eudiometer an der Stelle wo das kapillare 

 T-Stück an den Hahn angeblasen ist, liegt. Der Apparat gestattet Gasvolumina von 0' 1 bis 120cm' auf 

 O'Ol cm^ abzulesen. 



