— 600 — 



Les observations de variation (page 607 ) donnent d'ailleurs une valeur 

 de la déclinaison dégagée des causes perturbatrices particulières aux 

 jours des mesures précédentes. 



II. — Inclinaison. 



La mesure de l'inclinaison a été faite sur le même pilier que celle de 

 la déclinaison, avec une boussole sortie des ateliers de Gambey et dont 

 le cercle vertical, qui a 3o centimètres de diamètre, donne directe- 

 ment les lo', et par estime les 2 ou 3 minutes. Cet appareil avait été 

 légèrement modifié pour le rendre propre à la mesure de petites incli- 

 naisons. La règle horizontale qui, dans les instruments ordinaires de 

 Gambey, soutient le couteau antérieur sur lequel roule le pivot des ai- 

 guilles , cache en général les 10 premiers degrés du limbe vertical gradué 

 et rend la boussole impropre à mesurer les faibles inclinaisons ; pour 

 éviter cet inconvénient, nous avions, avant le départ, fait remplacer 

 cette pièce par un support analogue à celui d'une balance. 



Les observations ont été faites par la méthode des azimuts rectangu- 

 laires. Voici les résultats obtenus : 



Dates. Inclinaisons absolues. 



8 août 1868, entre 8 et 9 heures du matin 8°34',3 nord 



8 août 1868, entre 2 et 3 heures du soir 36', 7 



9 août 1868, entre 7 et 8 heures du mathi 38 ,2 



Moyenne 8° 36', 4 



III. — Intensité horizontale absolue. 



L'intensité horizontale absolue a été mesurée cinq fois dans les pre- 

 miers jours d'août par les méthodes enseignées par Gauss dans son Vis 

 magnetica. Ces méthodes ont pour but de rendre les résultats indépen- 

 dants de l'état magnétique des barreaux employés. Je crois que c'est la 

 première fois que dans une expédition scientifique on opère de la sorte. 



L'appareil en usage se composait d'un barreau aimanté creux de 

 80 millimètres de long sur 7 milhmètres de diamètre, fixé au-dessous 

 d'un miroir plan en verre argenté ' et de 60 millimètres de large sur 

 une hauteur égale. L'ensemble du miroir et de l'aimant était suspendu 

 par un fil de soie sans torsion, dans l'intérieur d'une cage en cuivre 

 rouge très-épais, dont les deux parois opposées étaient formées de glaces 

 parallèles. Le tube portant le treuil auquel s'attachent les fils de suspen- 

 sion avait 3o centimètres de long et était également en cuivre rouge. 



' L'Observatoire possède, installé à demeure, un appareil identique à celui qui nous 

 a servi sur la côte de Malacca ; seulement, le miroir est en acier poli, ce qui a pour in- 

 convénient d'augmenter le poids du système et force à employer des fils de suspension 

 plus forts, ayant par conséquent une plus grande force de torsion. 



