‚ NEUE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN ELEKTRISIRTEN SAUERSTOFF. 103 
drei Hähne genau ausgemessen, ebenso die Manometerröhre vom Hahn 
e an bis zu dem Nullpunkt der Skala, und ausserdem wurde der innere . 
Schenkel des Manometers vom Nullpunkt an bis zu einer gewissen, vom 
Quecksilber nicht überstiegenen Höhe so graduirt, dass der Verkleinerung 
des Binnenraums durch das Steigen des Quecksilbers im innern Schenkel 
Rechnung getragen werden konnte. | 
Der Apparat kann zunächst dazu dienen, unter dauerndem Abschluss 
des Manometers den Sauerstoff nur einfach durchzuleiten und zu elek- 
trisiren, um die Abhängigkeit der Ozonerzeugung von der Stärke der 
angewendeten elektrischen Spannungen, von der Temperatur, von der 
Trockenheit des Sauerstoffs u. s. w. zu prüfen. Soll die Wirkung der 
Elektrisirung im Laufe der Zeit, die Volumabnahme untersucht werden, 
so wird der Apparat unter Einschluss der Verbindung zum Manometer 
zuerst mit reinem Sauerstoff gefüllt, indem man denselben, durch c ein- 
geleitet, stundenlang theils bei g, theils bei f ausströmen lässt, am besten - 
unter Absperrung dieser Oeffnungen durch Schwefelsüureventile. Darauf 
wird f geschlossen so wie die beiden Hähne c und d und, sobald das Ther- 
mometer in der Róhre die gleiche Temperatur anzeigt, wie das ausser- 
halb befindliche, Manometer, Barometer und Temperatur abgelesen. Dann 
wird der Hahn e ebenfalls geschlossen und nun das eingeschlossene 
Sauerstoffvolumen beliebig lange elektrisirt. Nach Aufhóren des Elek- 
trisirens, wobei Erwürmung stattfindet, wird abgewartet, bis das Ther- 
mometer Innen dieselbe Temperatur wie Aussen wieder zeigt, und nun 
. der Hahn e für kurze Zeit geöffnet, so dass sich der Druck zu beiden 
Seiten dieses Hahns ausgleicht. So hat man (unter Ablesung des Baro- 
meterstandes) die Data zur Berechnung des Gasvolums am Ende des 
Versuchs, und darauf wird der Inhalt der Róhre mit einem trocknen 
Sauerstoffstrom ausgetrieben durch die inzwischen gefüllten und genau 
gewogenen oder sonst zur Bestimmung des Ozons vorbereiteten Absorp- 
tionsapparate. Auf diese Weise wird vermieden, dass der elektrisirte 
Sauerstoff vor der .schliesslichen Desozonisation mit irgend einer Substanz 
in Berührung kommt, auf die er wirkt. Die Diffusion des Ozons geht 
so langsam vor sich, dass in der kurzen Zeit, während welcher der Hahn 
` 
