El Di gr STE es Ai Au RÉEL NES 
(55) 
5, En 1880, M. Marangoni (1) s’est appliqué à trouver 
des dispositions propres à montrer dans les cours de phy- 
sique les effets indiqués dans mon mémoire de 1869 et 
dans le travail de M. Duclaux. Pour atteindre son but, il s’est 
servi de flotteurs assez délicats pour qu'une variation de 
tension amenât des points d’affleurement très différents. 
Il déclare, qu’à son avis, les aréomètres peuvent servir à 
déterminer le poids spécifique des liquides avec une pré- 
cision égale à celle que donne une balance très sensible, 
6. En 1886, le même physicien (2) a publié la deserip- 
tion d’un volumètre double destiné à la détermination 
exacte des densités des liquides; il propose l'emploi de 
deux volumètres de poids différents, mais à tiges de 
même diamètre ; en réalité, il élimine ainsi, du moins 
théoriquement, l'effet des variations de tension d’un liquide 
à un autre; seulement l’auteur avoue que ses résultats 
n’ont pas encore toute la précision désirable, 
7. Après ce petit aperçu historique, incomplet sans 
doute, mais qui m'a permis de constater que Langberg a 
le premier, je pense, évalué exactement le poids du relè- 
vement capillaire autour d’une tige mouillée et supposée 
parfaitement calibrée, j'arrive à l'objet de la note actuelle. 
Je me propose : 1° de décrire un moyen fort simple pour 
évaluer numériquement le poids du relèvement capillaire 
qui intervient dars la condition d'équilibre d'un densi- 
(4) /nfluenza dell’ imbraltamento di superficie sulle misure areome- 
triche (Rivista scientif, industr. de Vimerceati, 1880, p. 55). 
(2) 11 doppio volumetro per la determinazione esatta dei pesi speci- 
: fici dei liquidi. (Nuovo Cimento, 5° série, sept.-oct, 1886.) 
3"* SÉRIE, TOME XVI. 3 
