(34) 
mètre donné; 2° de montrer, par un exemple, l'importance 
du bon calibrage des densimètres; 3°, enfin, de faire con< 
naître un procédé commode pour assigner aux obser vations 
densimétriques leur maximum de précision. 
1. — Moyen très simple de constater l'influence du releè: 
vement capillaire et d'évaluer numériquement le poids 
du liquide soulevé. 
8. Rappelons que, d’après Langberg et Duclaux, l'équi- 
libre d'un densimètre dans l'eau distillée à + 4°C n'a lieu 
que moyentiant la condition ; 
P + QrrF — V, 
P étant le poids de l'instrument, 2r le diamètre de la 
tige au point d'affleuréement, F la tension de l’eau dis- 
üllée à son maximum de densité, et V le volume d’eau 
déplacé. 
On voit, d’après celle formule, que si l'on parvenait à 
supprimer le relèvement proie par la capillarité autour 
de la tige, le terme 27rF s’évanouirait, la poussée V l'em- 
porterait sur P, et conséquemment l'appareil monterait 
d'une quantité x facile à calculer : car au poids 2zrF corres- 
pond évidemment une poussée rr°x, de sorte que x == 
c’est-à-dire que le nouveau point d’affleurement serait à 
une distance du premier, égale au quotient du double de 
la tension de l’eau distillée par le rayon de la tige. . 
9. Pour vérifier ce résultat, j’ai marqué le point d’affleu- 
