RL, D fe Ce Er PRE VE 
à 
% 
Bt 
C7 
diminuer la tension du liquide sans que les conditions de 
l'équilibre du flotteur soient différentes. 
Si l'on continue à augmenter très graduellement le lest, 
le flotteur peut encore se maintenir en équilibre, mais 
alors il se forme un ménisque convexe autour de la section 
terminale; le poids du liquide déplacé pour que le ménisque 
convexe puisse se former s'ajoute alors à la poussée pro- 
prement- dite pour contrebalancer avec celle-ci le poids 
total du flotteur. 
I. — De l’importance du bon calibrage des densimètres. 
41. Dans les industries où les densimètres sont d'un 
usage fréquent pour fournir une évaluation approchée de 
la densité d’un liquide, on regarde les tiges de ces instru- 
ments comme suflisamment bien calibrées pour qu’on 
puisse considérer leurs sections droites comune étant par- 
tout, non seulement circulaires, mais encore de même 
surface; malheureusement, cette double condition est loin 
d'être généralement satisfaite. Le plus souvent, lorsqu'on 
mesure l'épaisseur de la tige suivant deux directions rec- 
tangulaires dans une même section, on obtient des valeurs 
dont les différences ne sont pas négligeables; en outre, si 
l'on effectue ces mêmes mesures dans plusieurs sections 
de la même tige, on arrive à des résultats qui démontrent 
l'inégalité de surface d’une section à une autre plus ou 
moins éloignée; or, on le comprend, ce double défaut peut 
entrainer des erreurs que, du moins à ma connaissance, on 
n'a pas encore signalées et, qu’en pratique, on n’a pas suf- 
fisamment cherché à éviter; car la graduation des densi- 
mètres se faisant ordinairement au moyen d'un densimètre- 
