(58 ) 
type, le défaut plus on moins prononcé de calibrage doit 
amener des erreurs qu’on a tort de négliger. 
42. Reprenons l'exemple du densimètre du n° 9 ci- 
dessus; j'ai déjà dit qu’au point d’affleurement de la tige 
dans de l’eau distillée à + 4°C, les diamètres, dans deux 
directions rectangulaires, avaient pour valeurs 4"",93 et 
4°®,65, dont la moyenne est 4"",79; on voit donc que, 
dans cette partie de la tige, la section droite n’était pas 
circulaire. 
J'ai fait ensuite les mêmes opérations pour une section 
voisine du point où la tige était soudée au réservoir infé 
rieur; j'ai trouvé, pour valeurs de deux diamètres à angle. 
droit, 4°",67 et 4°" 50, moyenne 4,585. [1 suit de là, 
que non seulement cette deuxième section s'écartait aussi 
de la forme circulaire, mais encore qu'elle avait une sur- 
face très sensiblement inférieure à celle de la première 
_ section : deux colonnes d’eau de même poids et ayant res- 
pectivement pour bases les deux sections dont 3 QE 
auraient des hauteurs 4, h', dont le rapport serait À SE Xe 
ou bien 5; je conclus dé là qu'un densimètre ne peut 
fournir des résultats satisfaisants que si l’on tient compte, 
non seulement des effets de la capillarité, mais encore des 
valeurs exactes des dimensions de la tige dans les sections 
d’affleurement. 
I. — Sur un moyen très simple de donner aux observa- 
lions densimétriques le maximum de précision. 
13. Reprenons la relation qui exprime la condition 
d'équilibre d’un densimètre dans l’eau distillée à + 4°C, 
savoir : 
P + 2rrF = V. 
