( 40 ) 
par un facteur qui dépend du poids du densimètre et de 
l’épaisseur de la tige, l’erreur commise avec un appareil 
ayant un poids P, et muni d’une tige d'épaisseur 92r, 
sera différente en général de célle qu’on commet avec un 
densimètre ayant un poids P’ et une tige d'épaisseur 2r’. 
Voilà pourquoi les différents densimètres employés dans 
Pindustrie ne sont généralement pas comparables entre 
eux. | 
14. Il est aisé de déduire de ce qui précède à quelles 
conditions un densimètre donné peut fournir, dans un cas 
particulier, la densité approchée d’un liquide : 
1° L’instrument doit être divisé en parties d’égale 
capacité, afin qu’on puisse connaître immédiatement le 
quotient ;,, c’est-à-dire la densité apparente; 
2° Do doit déterminer le poids P de l'appareil et 
mesurer les diamètres moyens 2r, 2r' des sections d’affleu- 
rement, respectivement dans l’eau distillée à + 4C et 
dans le liquide proposé; 
3° Enfin, il faut connaître, entre la tension 7,6 mil 
grammes de l'eau distillée à + 4°C, la force contractile F 
du liquide dont on recherche la densité. Cette dernere 
s'obtient alors en multipliant la densité apparente ÿ ; par 
le quotient 
P + 2r71'F' 
P+rE 
15. Toutes ces opérations seraient bien pénibles à effec- 
tuer pour les industriels qui ont fréquemment besoin 
d’employer des densimètres : heureusement, pour cer- 
taines industries, on peut rendre les calculs ci-dessus 
absolument inutiles, tout en assurant aux indications des 
appareils une précision suffisante. 
ee NS SU RS de ns 0 
