( 467 } 
mesure que leur turgescence augmente, elles se gonflent, 
se rétrécissent un peu et s’incurvent (absolument comme 
il a été expliqué pour les cellules stomatiques réelles) et 
le stomate s’ouvre : la figure 8 le montre dans cet état, vu 
de face, la figure 9, de côté. Lorsque le stomate est bien 
ouvert, on arrête l’insufflation et on ferme le robinet. 
Les chiffres suivants donneront une idée des change- 
ments de dimensions des cellules À et A’, qui amènent 
l'ouverture du stomate artificiel. Les mesures ont été 
prises au compas quand cela était nécessaire; elles sont 
exprimées en millimètres. 
Stomate fermé, |Stomate ouvert, 
non turgescent 
(fig. 6, Tu fig. 8, 9}, 
Largeur totale de l'appareil der àt”,. , . 444 mm. 433 mm. 
Largeur de chaque cellule A et A!.. , . , 72 61,5 
Épaisseur de AS ra à sa <rs ee 
moyenne cd (fig. 5) . 49 (1) 49 
Largeur de la fente stomatique à sa partie 
payent 4 à + à me ee 0 10 
On ne saurait avoir la prétention de réaliser avec un 
(*) En comprimant les cellules de l'appareil et en chassant tout 
l'air qu’elles renferment, il est possible de réduire leur épaisseur 
encore davantage, jusqu'à 8,5 mm. environ. Le chiffre de 19 mm. se 
rapporte aux cellules qu'on a laissées revenir librement sur elles- 
mêmes, après l'ouverture du robinet. 
