( 566 ) 
spéciales, que l'intensité de la scintillation qui, toutes 
choses égales d’ailleurs, change avec la largeur de l'objectif 
des lunettes, varie en fonction de cette grandeur d’après 
une loi simple, quand les diamètres des objectifs sont dans 
un rapport numérique compris entre 1 et 2. 
Les considérations qui précèdent m’engagent à adjoin- 
dre, comme annexes à ce travail, une description complète 
du scintillomètre avec les perfectionnements notables que 
j'ai apportés récemment à sa disposition, puis un exposé 
succint de la méthode d'observation que j'ai suivie. Le 
principe seul de l'instrument a été exposé dans les publi- 
cations de PAcadémie (1). 
SCINTILLOMÊTRE. 
Cet instrument se compose essentiellement de trois 
parties : 
1° Une lame ou disque de verre circulaire monté obli- 
quement sur un axe de rotation, en avant et près de 
l’oculaire de la lunette; 
2% Le mécanisme moteur; 
5° Le compteur du nombre de révolutions que la lame 
de verre accomplit en une seconde de temps. 
La disposition telle que je vais la décrire dans ses par- 
(1) Nouveau scintillomètre. BULLETINS DE L'ACADÉMIE ROYALE DE 
Bezcique, 2° série, t. XVII, 4864, On trouvera dans cette notice les 
formules sur lesquelles repose la théorie de cet instrument, qui est 
susceptible d’être utilisé dans des expériences d'optique où il serait 
nécessaire de faire décrire une circonférence à l’image d’un point 
lumineux. 
