( 567 ) 
ties principales, est celle que j'ai tout récemment adoptée 
pour le scintillomètre de Observatoire de Bruxelles, grâce 
à la demande obligeante de M. Folie. 
Lame de verre oblique. — Fig. 1. Cette partie essen- 
tielle consiste en un disque C d’un verre blane, exempt 
de stries, de 50 millimètres de diamètre environ, de 6 à 
7 millimètres d'épaisseur, qui est monté obliquement, sous 
un angle de 16 à 17°, sur un axe de rotation T placé en 
avant de l’oculaire, parallèlement à l’axe de la lunette et 
près de celui-ci. Une ouverture centrale percée dans 
la lame, permet d'y sertir un anneau de cuivre qui en 
couvre le bord intérieur. L'ouverture est traversée par 
l'axe de rotation T de la lame. A la partie de cette traverse 
sont fixés sur cet axe deux pivots a et b de direction per- 
pendiculaire à l’axe; leurs extrémités pénètrent dans deux 
petites ouvertures qui sont pratiquées à la face intérieure 
de l'anneau serti dans l'ouverture centrale. Cette disposition 
permet de donner au disque une inclinaison qui est réglée 
au moyen d’une vis de pression d, taraudant l’extrémité 
d’une petite pièce de cuivre c fixée perpendiculairement à 
laxe de rotation. Une lame métallique e, formant ressort, 
presse le disque de verre du côté opposé à la vis, de façon 
qu’il s'appuie avec stabilité contre sa pointe d. 
L'axe de rotation T porte une poulie H et un pignon 1. 
Un fil élastique sans fin ee, fig. 2 et 3, passant dans la gorge 
de la première, transmet à la lame de verre un mouvement 
révolutif très régulier qu'il reçoit du moteur, et qu’il com- 
munique au compteur par le pignon I. L’axe T est disposé, 
en avant de l’oculaire F de la lunette (fig. 4), parallèlement 
à l’axe optique, dont il n’est éloigné que de 18 millimètres 
environ. Dans cette disposition, que montre la figure 4 dans 
