v**"f — 



( 53. > ) 



toujours du etre prises de dimensions reialivement ibibles 



pour assurer tout I'effel possible des enormes 

 pressions qu'on exer^ait sur elles. II impor- 

 lait done de prendre leur poids specifique 

 dans un vase assez petit pour que le volume 

 de 1'eau reslat toujours comparable au volume 

 du corps solide. Le picnometre en verre que 

 j'ai construit, a cet effet, est figur£ par le 

 croquis ci-joint en grandeur d'execution. Je 



puis done me dispenser d'en donner une 

 description delaillee et me bonier k indiquer 

 les points les plus saillanls. 



La masse solide donl il faul determiner le 

 poids specifique, un cylindre de 8 millimetres 

 de diametre et de 5 a 8 millimetres de hau- 

 teur, se place dans la chambre A, qu'elle rem- 

 plit presque complctement. Cette chambre 

 est fermee par un bouclion en verre dont la 

 forme conique est assez ouverle et qui a ele rod£ assez 

 exactement pour s'enfoncer toujours a la meme profon- 

 deur sans jamais la depasser. A la chambre A est soudee, 

 au-dessus, un tube fin c sur lequel est trace un repere a. 



Pour operer a l'aide de cet appareil on le pese d'abord 

 vide, puis on le remplit d'eau jusqu'en a de la maniere que 

 voici. Les deux bouchons B el b elant enleves, on plonge 

 Pappareil et les bouchons dans un vase renfermant de 

 i'eau pure el on expose le lout dans le vide relalif jusqu'a 

 ce qu'il ne se degage plus d'air de la surface du verre. 

 Ensuile on place sous Peao le bouchon B ; on souleve 

 I'appareil complelemenl rem pi i en le maintenant vertica- 

 lement dans Feau de fagon a faire eraerger seulement la 

 capsule c; on evite ainsi une elevation de temperature due 



