554 ) 



au contact de la main de Poperateur. Enfin on enleve Feau 

 contenue dans la capsule et dans le tube lin jusqu'en a 

 h Faide de fines bandeletles de papier buvard. On nole 

 la temperature de Feau, puis on retire completemenl 

 Fappareil, qu'on essuie. On place a la fin seulemenl le 

 boucbon b quand la temperature de I'eau s'est equilibree 

 avec Fexlerieur. L'appareil est alors pret a etre pese. 



Enfin, pour la troisieme pesee on introduit, sous Feau 

 toujours et en operant comme precedemmenl, le cylindre 

 dans la chambre A. Le calcul du poids specifique se fait 

 comme a Fordinaire. 



J'ai pu oblenir, en operant de la sorle, une concordance 

 tres satisfaisanle dans les determinations des poids speci- 

 fiques, bien qu'elles eussent lieu sur des cylindres de 

 volume tres petit. On le concevra sans peine en com pa rant 

 les nombres suivants, qui onl ete obtenus en pesant, k 

 diverses reprises, Fappareil pourvu d'eau seulement jus- 

 qu'au repere a : 



POIDS 



TEMPERATURES. de l '»PP*™ 1 



et 



de I'eau. 



H°0 4* r -2836 



160 4.2834 



170 4.2832 



17.0 4.2834 



*5-5 4.2830 



135 4.2842 



15.0 4.2833 



Cet appareil ne donne pourtant pas de bons resultats si 

 Fon remplace Feau par le xylol. Malgre les soins apportes 

 k la confection des bouchons,il reparait toujours une trace 

 de xylol sur le bord exterieur du boucbon quelquc temps 

 apres avoir essuy£ ce dernier. 



