(691 



hO millimetres de longueur et de 8 millimetres de dia- 

 metre qui avaient ete obtenus en comprimant de la poudre 

 de cristaux des aluns, sous une pression d'enviroo 

 10,000 atmospheres. 



Ces cylindres ont ete ensuite compares les uns aux 

 aulres, sous le rapport de leur longueur a diverses tem- 

 peratures, a faide de l'appareil special figure ci-contre au 

 tiers de sa grandeur naturelle. Ce croquis montre le dilato- 

 inetre comparateur place dans Tetuve a double enveloppe 

 GC et EE, oil une circulation de vapeur d'aeetone main- 

 tient la temperature constanle. 



Les cylindres a comparer sont places en AA debout, sur 



un socle S de lailon bien dresse. 



On ajuste les deux cylindres de maniere a leur donner, 

 antant que possible, la meme longueur quand ilssetrouvent 



& la temperature ordinaire. 



La partie superieure des cylindres A supporte, par 

 rintermediaire des vis regulatrices rfrf, dont Pusage sera 

 indique plus loin, un prisme en laiton / pouvant s'abaisser 

 ou s'elever librement dans la plan des cylindres, ou meme 

 executer un mouvement de bascule. 



(Pour empecher les pointes des vis dd de briser les 

 cylindres d'alun, on garantit ces derniers par des disques 



melailiques marques ee dans la figure.) 



Le prisme en lailon / est conduit, dans ses mouvements 

 possibles, par une broche cylindrique lui servant de pivot 

 quand il doit basculer et de guide proprement dit quand 

 il doit s'elever ou s'abaisser parallelement a lui-meme. A 

 cet effet, celte broche traverse le prisme dans son milieu 

 et s'engage, par chacune de ses exlremites librcs, dans 

 une rainure /praliquee dans un solide bati P fixe sur le 

 socle S. Pour maintenir le prisme toujours au contact des 



