( 692 ) 



cylindres A par rinlermediaire des vis d, on a applique, 

 aux extremiles libres de la broche-pivot, un ressort a bou- 

 din dont I'autre bout est fixe sur le bati P. 



11 est facile de concevoir, dans ees conditions, que si les 

 deux cylindres A se dilatent cgalement par Taction de la 

 chaleur, le prisme / s'elevera parallelement a lui-meme, 

 tandisque si la dilatation des cylindres A est differente, le 

 prisme sera, en outre, anime d'un mouvement de bascule. 

 Ces deux mouvements doivent etre evalues. Comme ils 

 son I exlrememenl petits, il est necessaire de les amplifier 

 fortement. 



A cet effet, le prisme / porte, en son milieu, une longue 

 tige L, tracee en poinlille puisqu'elle se trouve derriere le 

 bati P. L'extremite V de celle tige est reliee par une 

 petite bielle h un miroir M qui peut tourner autour d'un 

 axe. Cela etant, il est clair que si le prisme / s'eleve paralle- 

 lement a lui-meme, la tige L fera de me me et, par suite de 

 la petitesse de ce mouvement (quelques centiemes de mil- 

 Jimetre), le miroir M ne bougera pas; mais si le prisme / 

 bascule, ne fiit-ce que d'une quanlile minime, le miroir 

 sera immediatemenl entraiue dans le mouvement. Par con- 

 sequent, si le miroir reste fixe, on saura que les cylindres 

 AA se dilatent egalement; si le miroir tourne, la dilatation 

 des cylindres sera inegale. 



Pourapprecier les pelitsdeplacemenls du miroir on fait 

 usage de la lunette a ecbellede Poggendorff, et comme on 

 peut s'eloigner du miroir d autant plus que le grossisse- 

 ment de la lunette sera plus fort, la sensibilite de ce dila- 

 tometre est ramenee, en somme, & la valeur de la lunette. 



II serait facile de calculer k quelle difference de hauteur 

 des cylindres, exprimee en millimetres, correspond un 

 millimetre de l'echelle de la lunette, mais il vaut mieux 



