118 A. von Török, 



Ansatzstück angebracht ist. Dadurch class derselbe in diese Hülse 

 mehr oder weniger lüneingesteckt wird, steht derselbe mehr oder weniger 

 distalwärts von der Ebene des senki^echten Stabes ab. — An diesem 

 Ansatzstück ist mittels einer Hülse {H) ein proximalwärts gerichteter 

 dreikantiger Stab (*S^) auf- und abwärts A^erscliiebbar, dessen jeweilige 

 genaue Stellung mittels eines Nonius {No) ersichtbar wird. — Der 

 imtere gerade Arm {Sr-n) ist ebenfalls mit einer verschiebbaren Hülse 

 (H) versehen, welche zugleich eine Noniusteilung {No) trägt. — Dieser 

 mittels der Hülse verstellbare Nonius dient zur genauen Einstellung 

 des eben erwähnten IVIillimeterstabes {S"-S')^ an welchem der Halb- 

 kreisbogen angebracht ist. — Diese, so wie die andere, am oberen Arm 

 befindliche verstellbare Hülse dient dazu, um einen ganz gleichen Ab- 

 stand vom Mittelpunkte C erzielen zu können. — Die Anwendung 

 dieses Sphenoidalgoniometers besteht, wie ich dies in meiner x4.rbeit 

 „Ueber ein Universal-Kranio meter" beschrieben habe und worauf ich 

 hier (a.a.O. S. 79 — 83) verweisen muss, dem Wesen nach im Folgenden. 

 Soll bei einem unverselu'ten Schädel der Sattelwinkel gemessen 

 werden, so wird zuvörderst die endokraniale Oberfläche des Schädel- 

 teils, mittels des dm'ch das Hinterhauptloch emgesteckten rechten Zeige- 

 fingers sorgfältig betastet (sondiert), teils aber mittels eines Endoskopes 

 besichtigt (speculiert) , um von dem Geeignetsein des Schädels ziu' 

 Sattelwmkelmessung und überhaupt von den speciellen anatomischen 

 Verhältnissen der endokranialen Schädelbasis vorerst sich eine Ueber- 

 zeugung verschaffen zu können. — Ist dies geschehen, so wüxl die von 

 mir etwas modificierte Broca'sche „Sonde optique" von vorn durch das 

 eine Foramen opticum in die Schädelhöhle eingeführt und entlang des 

 Limbus sphenoidalis dm'ch die endokraniale Oeffnung des C-analis opticus 

 der anderen Seite hindurchgesteckt und zwar so, dass das gekrümmte 

 Ende der Sonde optique vom entsprechenden Foramen opticum in der 

 Augenhöhle frei hervorsteht. — Da die schlingenförmig gekrümmte 

 Sonde optique zur Fixierung d. h. zum Einhängen des in die Schädel- 

 höhle eingefühi'ten Sphenoidalgoniometers dient,- so muss diese Sonde 

 derart fixiert werden, dass sie voMommen unbeweglich sei; dies be- 

 werkstellige ich einfach mittels einer am andern Ende der Sonde an- 

 gebrachten Klemmschi'aube, wodm^ch die ganze Sonde an die laterale 



