Ueber eine neue Methode den Sattelwinkel zu messen. 121 



bleibt nur noch die Bestimmimg des vorderen Schenkels {Na-Ty) des 

 Sattelwinkels übrig, was auf folgende Weise geschieht. — Da dieser 

 Schenkel nichts anderes ist, als die lineare Entfernung der Mitte der 

 Xasenwm'zel (Nasion Na) vom Limbus sphenoidalis {Tylion Ty) so muss 

 hier die Pi^ojection d. i. die Lage des Nasion zum Tj^lion bestimmt 

 werden. — Hierzu dient der um den Mittelpmikt (C) des senkrechten 

 Ai'mes drehbare Stab, dessen oberer Arm vermittels des Ansatzstückes 

 {Ast) distalwärts vom Schädel absteht. — Diese Stellung ist deshalb 

 notwendig, weü die Schädeloberfläche von der Medianebene seitlich 

 sich ausbreitet und somit die Anwendung des di'ehbaren Stabes auf 

 diese Weise gänzlich verhindern würde. — Bevor man zur Bestimmmig 

 der Lage des Nasion schreitet, lüftet man die Schr-aube im Mittel- 

 pmikte (C), damit man dem drehbaren Stabe die gehörige Stellung 

 geben kann. — Man stellt also den oberen Ann in die Richtmig der 

 Nasenwm^zel auf und schiebt das medianwärts laufende dreikantige 

 Stäbchen (*S^) am oberen Arme mittels der Hülse (//) soweit nach 

 abwärts, bis die Kante eben auf das Nasion zu liegen kommt, — Ist 

 dies geschehen, so wird der ganze di^ehbare Stab am Mittelpunkte (C) 

 festgeschi-aubt. — Die Distanz des Nasion vom Mittelpunkte (C) wii'd 

 mittels des Nonius {No) der Hülse des ckeikantigen Stäbchens abge- 

 lesen. — Nun liest man dieselbe Distanz vom Mittelpunkte {C) am 

 unteren Arme mittels des Nonius an der Hülse ab {No, H) worauf 

 diese Hülse selbst mittels der Schraube fixiert wird. — Auf diese Weise 

 ist also auch der dritte Eckpunkt (Nasion) des Sattelwinkels, an der 

 messenden unteren Hälfte des Sphenoidalgoniometers sichtbar gemacht 

 worden. — Hat man nun die gegenseitige Lage der drei Messpmikte 

 (des Basion, Tylion und Nasion) am Sphenoidalgoniometer einmal fixiert, 

 so geschieht die Bestimmung der WertgTösse des Sattelwinkels selbst 

 einfach dadmxh, dass man den kleinen Millimeterstab mit dem Halb- 

 kreisbogen {S"-S") um den Mittelpunkt der Scheibe des unteren Winkel- 

 haken {S') so lange dreht, bis seine Kante an derjenigen der Hülse {H) 

 am unteren Ai^me des drehbaren Stabes (//, C-n') fest anliegt, nun 

 schi^aubt man diesen Arm an die Scheibe des miteren Winkelhakens fest. 

 Durch das soeben bescluiebene Verfahren wird der in der Schädel- 

 höhle verborgene Sattelwinkel, ausserhalb des Schädels o-eometrisch und 



