A. von Török, lieber eine neue Methode den Sattelwinkel zu messen. 149 



die Messingdi-ähte iiicht mehi- nötig und hakt dieselben ab. — Der 

 Winkelhaken befindet sich also in der Schädelhöhle, nun folgt die 

 genaue Einstellimg desselben auf die JVIitte des Limbus sphenoidalis 

 (Tylion) und man fixiert den Apparat mittels des Stiftes {St) am Basion 

 mittels der Spitze des Medianindex (Sj)) am Hormion (im Winkel der 

 Alae vomeris), und mittels der Fixierstäbe {Sf, St') an den beiden Quer- 

 armen der EahmenYorrichtung. — Darauf folgt die Fixierung der Uhr- 

 feder selbst. — Behufs dieser wird eine besondere Fixiervorrichtung am 

 Schädel angebracht (Siehe Fig. 5, 6). — Dieser FLmtm' besteht aus 

 einem vierkantigen langen Querstabe, dessen Mitte zum gxössten Teil 

 der Länge nach ausgeschnitten ist; von diesem Querstabe gehen recht- 

 winkelig zwei Arme (Ar, Ar) nach hinten zU. Der eine Arm ist ein 

 für allemal am linken Ende des ausgeschlitzten Querstabes angebracht, 

 jedoch so, dass der ganze Arm um seine Längsaxe gedreht und dann 

 mittels einer Klemmschraube {Ks) in der gewünschten Drehung fixiert 

 werden kami. — Der andere (rechte) Arm ist im Ausschnitte des 

 Querstabes median- und lateralwärts verschiebbar und nebst dieser 

 Yerschiebbarkeit um seine Längsaxe drehbar und mittels der Klemm- 

 schraube {Ks) fixierbar, ebenso wie der linke Arm. — Beide Arme 

 sind gieichmässig construiert. — Jeder dieser Arme trägt an seinem 

 freien Ende eine Klemmplatte {Kp, Kp), die um die Axe ihrer Stell- 

 schraube {Ss, Ss) gedi'eht und ausserdem mit der Stellschraube selbst im 

 Ausschnitte des Armes in der Längsaxe des letzteren verschoben und dann 

 fixiert werden kann. — Die Klemmplatten (Äp) selbst haben ausserdem 

 noch eine besondere Schraube {Kps = Klemmplattenschraube) vermöge 

 welcher die mit Korkeinlage versehenen Metallplatten einander genähert 

 oder von einander entfernt werden können, um auf diese Weise die 

 beiden Jochbogen gehörig umklammern zu können, da der ganze Fixator 

 an den beiden Jochbogen befestigt wird. — Zwischen diesen beiden 

 Armen sieht man am Querstabe gegen die Mitte zu eine Hülse {Hm) 

 zur Aufnahme des Stützstiftes {Sts) und beiderseits von dieser Hülse 

 je eine andere Hülse {Hs) zm^ Aufnahme der Fixierstäbchen {Fxs-Fœs). — 

 Weil alle diese drei Hülsen im Ausschnitte des Querstabes angebracht 

 sind, können dieselben entlang des Ausschnittes beliebig verschoben 

 werden und mittels der Klemmschrauben festgestellt werden. — Da der 



