37 



war. Ich habe nur einige untergeordnete Veränderungen angebracht, 

 welche eine grössere Bequemlichkeit in der Handhabung gewähren und 

 einige Kunstgriffe kenneu gelernt, welche bei Wiederholung der Ver- 

 suche zu empfehlen sein dürften. In den Klemmen auf den beiden Säu- 

 len CG sind nämlich noch zwei Drähte wie die mit JJ' bezeichneten 

 eingeschraubt. Sie haben genau die gleiche Länge und Beschaffenheit 

 wie die anderen. Sie dienen dazu, die Reinheit der metallischen Be- 

 rührungsfläche von J J' mit der concentrirten Lösung des Kupfersalzes 

 in den Näpfchen HH zu controliren. 



Will man ohne diese Hilfsdrähte operiren, so ist strengste Regel 

 vor jedem einzelnen Versuch die Enden von JJ' vollkommen blank zu 

 feilen. Thut man das nicht, so ändert sich oft sehr schnell der Lei- 

 tungswiderstand an dieser Stelle und man erhält ganz unbrauchbare 

 Resultate. Mit den Hilfsdrähten verfahre ich aber in folgender Weise. 

 Ihre in Siegellack eingehüllten Enden werden zuerst so wie die der 

 Drähte J und J' blank gefeilt. Zuerst tauchen die letzteren allein ein, 

 und man erhält eine bestimmte Ablenkung der Nadel. Ist diese zu Ruhe 

 gekommen, so wird der eine Hilfsdraht eingetaucht und J herausge- 

 nommen, ebenso auf der Seile von J'. Bei dieser Manipulation darf die 

 Nadel auch nicht im Geringsten aus ihrer vorher gewonnenen Stellung 

 weichen. Ist diess nicht der Fall, so kommen die Hilfsdrähte sofort 

 aus der Kupferlösung und werden abgeputzt und blank gemacht, ebenso 

 J und J'. Nur so ist man sicher, dass sich in der Zeit, welche die 

 Nadel braucht, um in Ruhe zu kommen, w-as in der Regel nahe an 2 

 Minuten oder darüber dauert, keine irgendwie störend wirkende Oxyd- 

 schicht an den Drahtenden angesammelt hat, und das Resultat der Mes- 

 sung trübt. 



In Beziehung auf die Tränkung der HoUundermarkkeile und ihre 

 von i:eit zu Zeil geforderte Benelzung habe ich für gut gefunden das 

 Eiweiss, womit die Tränkung geschieht, vorher zu Schnee zu schlagen, 



