Um den Unterschied in der Stromstärke zu messen, je nachdem der 

 auf Null eingestellte Rheostat in den Schliessungsbogen aufgenommen 

 war oder nicht, habe ich folgendes Verfahren eingeschlagen. 



Um den grossen Multiplicator als Messinstrument benützen zu kön- 

 nen, musste ein beträchtlicher Widerstand eingeschaltet werden, um den 

 Strom gehörig abzuschwächen. Zu dem Ende habe ich an die Stelle 

 des Präparates P einen einfachen Baumwollenfaden eingeschaltet, wel- 

 cher in concenirirter Kupfervitriollösung getaucht und in einer U förmig 

 gebognen Glasröhre eingeschlossen war. Die Mündungen der Röhre mit 

 den Enden des Fadens standen in zwei kleinen Kelchgläsern, welche 

 ebenfalls mit Kupfervitriollösung gefüllt waren. In diese Lösungen 

 tauchten die bei a und a' aus dem Gyrotrop G austretenden Drähte, 

 deren Enden in Siegellack eingefüllt, nur mit ihren äussersten blank er- 

 haltenen Spitzen von der Flüssigkeit berührt, waren. Es war die Com- 

 bination IX hergestellt (cf. unten), der Rheostat auf Null gestellt, von 

 k am Uhrwerk P (Tafel I der I. Abhandlung) ein Kupferdraht nach dem 

 Quecksilbernapf Q III (Rh. 2 derselben Tafel) geführt, bei dessen Ein- 

 tauchen in das Quecksilber der Strom den Rheostaten umging, wenn 

 zugleich der Draht w aus dem Napf Q IV auf der Rückseite des Rheo- 

 staten herausgehoben wurde, während er ausserdem den gewöhnlichen 

 Weg durch denselben nehmen musste. 



Bei Ausschluss des Rheostaten war die Nadelablenkung 68,4"; bei 

 Einschluss des Rheostaten war sie 67,3" und zwar war es gleichgültig, 

 ob der Rheostat gefüllt war mit einer Mischung von 1 Volumtheil Kupfer- 

 vitriollösung auf 3, oder auf 7 oder auf 40 oder auf 400 Theil Wasser 

 oder mit destillirtem Wasser allein. Nur sind in den zw'ci letzten Fäl- 

 len starke, lang andauernde Schwankungen der Nadel beobachtet wor- 

 den, bis dieselbe das Maximum der Ablenkung erfuhr. 



Nachdem sich die Nadel bei Ausschluss des Rheostat auf 68,4" 

 eingestellt hatte, wurden die Drähte so gewechselt, dass der Strom 

 keinen JMoment unterbrochen war, indem der eine nicht früher aus dem 



