B 



Conlrolversuche nach der eben entwickelten Methode, dass die elektro- 

 motorische Kraft dabei 944,12 =3 E' ist. Jener Widerstand, welchen 

 die Tabelle angibt, niuss demnach auch im A'erhältniss von E' : E klei- 

 ner sein, wenn derselbe Effect mit E' wie mit E erzeugt werden soll; 

 die Formel für die Reduction des Widerstandes ist also 



Diesem entspricht in unserem Fall die Zahl 17175900. 



Bei ilir steht in den Tabellen unserer Graduirung als erforderlicher 

 Rheostatenstand 



83,8 Centimeter. 



Das ist die zur Vergleichung brauchbare corrigirte Ablesung des 

 Rheostaten ; und auf solche Weise lassen sich dann schliesslich alle 

 Versuche trotz des Wechsels in dem Werth der elektromotorischen Kraft 

 untereinander comparabel machen. 



Die Tabellen für die Graduirung des Multiplicators lassen sich 

 selbstverständlich nur so lange benützen, als sich dessen Empfindlichkeit 

 nicht geändert hat. Ist dies geschehen, so kann man leichter eine neue 

 Tabelle entwerfen als versuchen, durch Streichen der Nadeln den frü- 

 heren Grad der Empfindlichkeit wieder herzustellen. 



Ist man vorsichtig und lässt keine starken Ströme in den Multi- 

 plicalorkreis hereinbrechen, so kann man sehr grosse Versuchsreihen 

 anstellen, ohne dass sich die in längerer Zeit allmählich hergestellte 

 Empfindlichkeit in einem irgend zu berücksichtigenden Grad änderte. 



Wichtiger ist die Füllung des Rheostaten. Es verlangt die Ver- 

 gleichbarkeit der Versuche, dass dieselbe constant erhalten werde. Be- 

 steht sie bloss aus destillirtem Wasser, so hat man weniger Cautelen 

 anzuwenden und die Füllung seltener zu erneuern, nur ihre Temperatur 

 gleich zu erhalten; anders bei Kupferlösungen. Wie das Wasser erfah- 

 ren auch sie durch den Strom eine Zersetzung, und es ändert sich da- 

 durch der Concentrationsgrad, mit ihm aber auch der specifische Lei- 



