197 



mente bei sehr hoch aufgezogenem Rheostatendraht durch die Leitung 

 geschickt und eine bleibende Ablenivung am Galvanometer erzielt. In 

 der Regel dauerte es 5 — 6 Minuten^ bis die Nadel zu Ruhe kam. Ihr 

 Stand wurde dann notirt. Ebenso der des Rheostaten. Sofort wurde ein 

 Element ausgeschaltet und der Rheostat so lange regulirt, bis die vo- 

 rige Ablenkung wieder erzielt worden war. Nachdem die Nadel voll- 

 kommen in Ruhe war, zog man den Rheostatendraht so langsam als 

 nur immer möglich und mit Vermeidung jeder Erschütterung empor, bis 

 der Reobachter am Fernrohr eine eben bemerkbare Verrückung der Nadel 

 wahrnahm. Der zugehörige Rheostatenstand ward notirt und dann der Nadel 

 Zeit gegönnt bei dem ersten Rheostatenstand wieder auf dem ursprüng- 

 lichen Grad ihrer Ablenkung zu Ruhe zu kommen. Der Rheostatendraht 

 wurde hierauf ebenso langsam nach abwärts bewegt, so lange bis eben 

 wieder eine kleine Verschiebung der Nadel beobachtet werden konnte. 

 Nachdem der hiezu gehörige Rheostatenstand notirt war, wurde auch 

 das zweite Element ausgeschaltet und das ganze Verfahren wiederholt, 

 schliesslich schaltete man wieder die drei Elemente ein und verfuhr wie 

 eben beschrieben worden. Die notirten Ablesungen am Rheostaten wur- 

 den zusammengestellt und die Mittel daraus gezogen, wie ich beispiels- 

 weise für die Füllung des Rheostaten mit einer Mischung aus 1 Volum- 

 theil chemisch reiner concentrirter Kupfervitriollösung mit 250 Theilen 

 Wasser hier aufzeichnen will. 



I. Rheostatenstände bei der eben bemerkbaren Fortbewegung der Nadel 



nach Westen : 

 bei 3 Elementen 151 Centim. 

 bei 2 „ 104 „ 



bei 1 „ 51 „ 



II. Rheostatenstände bei der eben bemerkbaren Fortbewegung der Nadel 



nach Osten : 

 bei 3 Elementen 149,6 Cent. 



