227 



die Anwendung nicht polarisirbarer Elektroden, wie sie uns Du Bois 

 kennen gelehrt hat, verbietet. h ni 



I8ßl3 Tih 



Auf der VII. Tafel ist übersichtlich die ganze Anordnung des Ver- 

 suches dargestellt, und genauer die Wippe abgebildet, mittelst welcher 

 der am einen Nerv entwickelte Polarisationsstrom zum Nerv eines zwei- 

 ten Präparates gesendet wird. In Fig. 1 ist die Wippe in wirklicher 

 Grösse abgebildet, während die anderen Geräthschaften mehr schematisch 

 gehalten sind. Die Glasplatte GG, deren Breite 3 Centim. beträgt, hat 

 drei Durchbohrungen, durch welche die Schraubengewinde von den drei 

 Messingsäulen E, S, S' hindurchgehen. Das in dem hohlen Messing- 

 stativ St verstellbare und mittelst der Schraube k zu fixirende Stück 

 dient als Mutter, um die Glasplatte festzuhalten; dasselbe gilt von den 

 Muttern tt und tt'. Die obere Säule E trägt in einer Gabel (M Fig. 2) 

 an ihrem oberen Ende, welche man in Fig. 2 Von der Seite sieht, 

 in Spitzen laufend die Kugel B Fig. 2 und u Fig. 1, durch deren Axe 

 hindurch der auf Fig. 1 mit B bezeichnete Kupferbügel geht. Die 

 Fusspunkte dieses Bügels haben Platinsohlen, ebenso wie die in den 

 beiden Säulchen S und S' auf nieder zu schraubenden Köpfe oo' mit Pla- 

 tin beschlagen sind. "^ 9"'^ 

 • . Die in dem Bügel festgeschraubte Feder F drückt, so lange kein 

 ^ug an der Kette des Bügels nach aufwärts wirkt, den einen Fusspunkt 

 desselben gegen den Schraubenkopf o. Die Kugel B (Fig. 2) endigt 

 nach oben in einen Zapfen z, auf welchem die Drahtklemme Dk (Fig. 1) 

 befestigt werden kann. Nach abwärts endigen unterhalb der Glasplatte 

 die Säulen S und S' in die Klemmschrauben L und h'. Der Fuss der 

 Statives St ist mit Blei ausgegossen, um ihm die hinreichende Schwere 

 zu geben ^). ■" ' = ■- ■■■■■•• ■i'i"i> 

 — .i ^-iVl ,'"^ M .'^ 



') Die hier beschriebene Wippe wird von dem hiesigen Mechanikus ,St,ollej^ 

 reuther für 8 fl. geliefert. ■-«-.. — ™^^-.„. 



