241 



vir dem im Fache der Gasinduslrie so hoch verdienten und geistreichen 

 Samuel Clegg verdanken, genügen nach meinen zahlreichen Erfahrungen, 

 die ich bei Gelegenheit des Holzgases gemacht habe, allen Anforderun- 

 gen einer continuirlichen genauen Messung eines durch Druck oder 

 Saugen in einer geschlossenen Leitung hervorgebrachten Luftstromes. 

 Es ist hier nicht der Ort, die Gasuhr zu erklären, aber ich kann mir 

 die Bemerkung nicht versagen, dass man in allen technischen Lehr- 

 und Handbüchern, selbst in Specialwerken über Gasbeleuchtung, verge- 

 bens nach einer richtigen Vorstellung vom Wesen der Gasuhr sucht. 

 Hier genügt es anzugeben, wie die Genauigkeit ihrer Angabe geprüft 

 und erzielt werden kann. Durch direkte Aichungen mit bekannten Men- 

 gen Luft lässt sich jede Messtrommel einer Gasuhr zu einem so genauen 

 Maasse für die durchgehende Luft machen, als man irgend einen cubi- 

 schen Raum durch sein Volum oder Gewicht Wasser ermitteln kann. 

 Wenn das vom Fabrikanten der Gasuhr einverleibte Zählerwerk auch 

 nicht mit dem wirklichen Luftvolum einer ganzen Trommeldrehung stimmt, 

 so lassen sich die Angaben der Uhr auf Grund einer genauen Aichung 

 doch sehr leicht auf das wirkliche Volum berechnen und berichtigen. 

 Wer bei Siry, Lizars et Comp, in Leipzig, oder bei L. A. Riedinger in 

 Augsburg Gasuhren für ein bestimmtes Maximum des Durchgangs in 

 einer Stunde bestellt, und etwa noch die Bemerkung beifügt, dass sie 

 möglichst genau sein sollen, der wird jeder Zeit Instrumente erhalten, 

 deren Angaben auf %qq sicher genau befunden werden. Die wesent- 

 lichste Bedingung dann, die für eine richtige Messung damit als un- 

 entbehrlich bezeichnet werden muss, ist die Erhaltung des gleichen 

 Wasserstandes in der Uhr, wesshalb manche Instrumente hiefür eine 

 eigene selbstwirkende Vorrichtung haben, die das aus der Uhr verdun- 

 stete Wasser wieder ersetzt, was jedoch auch sonst leicht zu erzielen ist, 

 z. B. dadurch, dass man den Luftstrom sich mit Wasser sättigen lässt, 

 ehe er in die Gasuhr eintritt, wodurch das Verdunsten von Wasser in 

 der Uhr verhindert wird. Die Construktion und das mechanische Princip 



