246 



Bahn eröffnet; möge sie vielfach benützt werden, um neue Ziele damit 

 zu erreichen. 



2. Beschreibung des Apparates. 



Um eine klare und verständliche Beschreibung- des Respirations- 

 apparates, wie er ausgeführt wurde, geben zu können, hat Herr Inge- 

 nieur Friedrich Seidel bei der obersten Baubehörde dahier die Güte ge- 

 habt, eine genaue Zeichnung des Apparates nach der Natur in der 

 sogenannten isometrischen Projektion herzustellen. Den auf 3 Tafeln 

 vertheilten Zeichnungen sind jederzeit die angewandten Maassstäbe bei- 

 gegeben, damit alle Dimensionen genau bemessen werden können. 



Die Bewegung der Luft, die Ventilation des Apparates wird durch 

 die beiden Saugcylinder A und A auf Tafel I bewirkt. Ihre Construk- 

 tion und ihr Gang ist ohne viel Erklärung aus der Zeichnung selbst 

 verständlich. Die Cylinder werden von der Axe E an zwei entgegen- 

 gesetzt stehenden Krummzapfcn auf- und abgeführt, so dass jeder beim 

 Aufsteigen Luft aus der Röhre D durch ein in B befindliches Klappen- 

 ventil A saugt, während er beim Niedergehen durch die 4 kleinen Ventile 

 (Kautschukplatten) b im Deckel des Saugcylinders die angesaugte Luft 

 ausstösst, indem sich beim Niedergehen das Ventil in B in Folge des 

 entgegengesetzt wirkenden Luftdruckes schliesst. An den Krummzapfen 

 der Axe E sind Schlitze angebracht, um die Hubhöhe der Saugcylinder 

 verändern zu können. 



Die Axe E macht in einer Minute gewöhnlich 10 Umdrehungen. 

 Durch das abwechselnde Auf- und Niedergehen der beiden Saugcylin- 

 der wird ein Luftstrom durch den Apparat erzeugt, welcher (siehe Ta- 

 fel II) durch die Spalten und OefFnungen der Thüre L der aus Eisen- 

 blech und Glas construirten Kammer K ein-, und durch die Klappen h 

 (Tafel I) austritt. Aus der Kammer geht die Luft an der der Thüre L 



