247 



g-e^enüberüegenden Seite unten und oben durch die Röhren a und b, welche 

 sich bei c in das Rohr M (das Untersuchungsrohr) vereinigen. Von da 

 geht die Luft bei d in den Befeuchtungsapparat F. Dieser ist mit grossen 

 Bimssteinstücken gefüllt, die durch öfteres Aufgiessen von Wasser durch 

 den Trichter feucht erhalten werden, damit sich die darüberströmende Luft 

 mit Wasserdunst sättige, und kein oder doch nur sehr wenig Wasser 

 mehr aus der Gasuhr entführe, in welche die Luft durch die punktirt 

 sichtbar gemachte Röhre bei f ein- und durch D, was nach den Saug- 

 cylindern führt, austritt. Alle Luft, welche aus der Kammer K nach 

 D gelangt, muss nothwendig durch die grosse Gasuhr H gehen, und dort 

 eine ihrem Volumen entsprechende Drehung der Messtrommel verur- 

 sachen. Der Werth dieser Drehungen wird an den 6 kleinen Ziffer- 

 blättern abgelesen. Um den Gang der Ventilation im Apparate auch 

 controliren zu können, wenn man während eines Versuches nicht zu- 

 gegen war, ist eine sogenannte Controluhr angebracht, deren Viertel- 

 stundenzeiger mit einem Bleistifte auf einer Papierscheibe die zu ver- 

 schiedenen Zeiten durch die Gasuhr gegangenen Luftmengen bemerklich 

 macht. Diese Einrichtung, welche fast in allen grösseren Gasfabriken 

 sich findet, ist wesentlich, um sich vor fehlerhaften Versuchen zu schü- 

 tzen, in so ferne man nicht immer zugegen sein kann. 



Dass an der Thüre L der Kammer K genau so viel Luft eintritt, 

 als aus der Gasuhr nach dem Rohr D entweicht, ist selbstverständlich, 

 vorausgesetzt, dass nicht in Folge von Undichtigkeiten die Luft auch 

 an andern Punkten, als an der Thüre Zutritt hat. Undichtigkeiten an 

 der Kammer haben keinen nachtheiligen Einfluss auf die Genauigkeit 

 des Versuches, denn durch jede vorhandene Oeffnung wird die gleiche 

 Luft wie durch die Thüre eintreten ; aber vom Beginn des Untersuchungs- 

 rohres M anfangend bis nach D muss die ganze Leitung luftdicht schlies- 

 sen. Um diesen Theil der Leitung darauf zu untersuchen, schliesst man 

 die Ableitungsrohre aus der Kammer a und b, indem man Glasschei- 



32* 



