253 



sie durch den auf dem Gefässe e befindlichen Messingdeckel gehalten, 

 welcher aus 2 Theilen besteht und durch einen von unten nach oben 

 geschobenen Ring fest geklemmt wird. Die U- förmig gebogenen Röh- 

 ren comniuniciren einerseits frei unter sich in dem kleinen Glascylinder b, 

 anderseits sind sie mit den Fläschchen f und k durch kurze Kautschuk- 

 röhren verbunden. Diese beiden Fläschchen sind durch einen Kaut- 

 schukpfropf verschlossen, der von 2 Röhren durchbohrt ist, von denen 

 die eine bis nahe auf den Boden des Fläschchens geht, und durch 

 eine kurze Quecksilberschichle abgesperrt ist. Drückt man nun den 

 Glascylinder b nieder, so wird die in ihm enthaltene Luft durch das 

 Quecksilber im Fläschchen g entweichen, während sie in f abgesperrt 

 bleibt ; zieht aber das Gegengewicht d den Cylinder b in die Höhe, so 

 kehrt sich der Luftdruck um, und sperrt im Fläschchen g, während die 

 Luft durch die Rohre im Quecksilber von f eintritt. Auf diese Art hat 

 man eine Saug- und Druckpumpe, in welcher die Ventile und der Kol- 

 ben nahezu keine Reibung verursachen , und doch absolut luftdicht 

 schliessen, weil sie aus flüssigem Quecksilber bestehen. Sie sind den 

 Sicherheitsventilen nachgebildet, die in den chemischen Laboratorien 

 längst gebraucht werden, um bei Gasentwicklungen etc. das Zurückstei- 

 gen von Flüssigkeiten in die Retorte sicher zu verhindern. (Mohr's 

 Lehrbuch der pharmazeutischen Technik S. 232 Figur 18L) So lange 

 die Hubhöhe von b gleich bleibt, wird auch bei jeder Bewegung die 

 gleiche Menge Luft angesaugt und fortgedrückt werden. 



Wie aus Tafel II ersichtlich ist, saugt die Pumpe a ihre Luft aus einer 

 möglichst engen Glasröhrcnleitung, welche über die Respirationskammer 

 weg nach der Thüre L geht, wo sie sich nach zwei Seiten derselben 

 abzweigt. Die Pumpe a saugt somit bei jedem Hube einen Bruchlheil der 

 Luft, wie sie in den Apparat einströmt. Die Pumpe b saugt in gleicher 

 Weise aus dem Untersuchungsrohre M einen Bruchtheil der Luft, wie 

 sie aus der Respirationskammer fortgeht. Beide Pumpen gehen in jeder 

 Minute lOmal, und man stellt die Hubhöhe so, dass jeder Hub zwischen 



Abh.d II. Cl d.k Ak.d.Wiss.lX.Bd.II.Abtli, 33 



