254 



8 und 9 Cub.-Cent. Luft fördert. Man erhält also in jeder Minute 

 10 Proben der ein- und 10 Proben der abströmenden Luft, und dadurch 

 gewiss ein richtig verkleinertes Bild von der Beschaffenheit derselben 

 im Ganzen. 



Von den Pumpen aus wird die Luft nun weiter durch ein System 

 von Röhren nach den beiden kleinen darüberstehenden Gasuhren h 

 (Tafel II) gedrückt, wo sie kohlensäurefrei und mit Wasserdunst ge- 

 sättigt anlangt und nachdem sie gemessen worden ist, entweicht. In 

 jeder Gasuhr sowohl in den kleinen h, als in der grossen H steckt ein 

 in /i'o Grade getheiltes Thermometer, um die Reduktionen der Volume 

 für gleiche Temperatur und Dunstdruck vornehmen zu können. Es ge- 

 nügt, die Thermometer während eines Versuches alle 2 Stunden zu 

 beobachten. 



Von dem Fläschchen g (Tafel III) aus geht die Luft durch den 

 Hahn h, der mit Hilfe eines Zeigers beliebig und sehr fein gestellt 

 werden kann, dann durch die Röhre i, in welcher sich mit Wasser be- 

 feuchteter Bimsstein befindet, dann in kleinen Blasen, deren Grösse durch 

 den Stellhahnen h geregelt werden kann, durch die einen Meter lang 

 mit Barytwasser gefüllte Röhre k. Um die etwa noch vorhandenen 

 Reste von Kohlensäure, welche in k noch nicht absorbirt worden sind, ' 

 noch sicher zu gewinnen, geht die Luft nochmal in feinen Blasen durch 

 ein mit Barytwasser gefülltes kürzeres Rohr 1, wonach sie durch die 

 kleine Gasuhr h entweicht. Das Barytwasser in der Röhre 1 ist selbst 

 nach 24 Stunden noch klar, und von der Kohlensäure von 130 bis 

 140 Litern Luft gelangt während dieser Zeit in der Regel nicht 1 

 ganzer Milligramm in die zweite Röhre 1. 



Die Barytwasserröhren k und 1 liegen in mit Kautschuk und Kork 

 gefütterten messingenen Haltern, und können durch Zeiger, Gradbogen 

 und Stellschrauben in einer gewissen Schräge constant erhalten werden. 

 Von der Schräge hängt es ab, dass die einzelnen Luftblasen mit der 



