255 



erforderlichen Geschwindigkeit fortrücken, ohne sich zu grösseren Blasen 

 zu vereinigen. Durch die Bewegung der Gasblasen wird ganz augen- 

 scheinlich auch eine beständige Mischung des Barytwassers erzielt. 



Will man auch den Wassergehalt der ein- und abströmenden Luft 

 untersuchen, so müssen zwischen dem Stellhahnen h und der Röhre i 

 gewogene Röhren mit Bimsstein und Schwefelsäurehydrat gefüllt einge- 

 schaltet werden. 



Das Spiel dieses Untersuchungsapparates bleibt sich 24 Stunden 

 lang so gleich, wie der Gang der grossen Saugcylinder A, von denen 

 er ja seine Bewegung erhält ^). 



3. Titrirnng des Barytwassers. 



Anfänglich habe ich mich zur Absorption der Kohlensäure des Kalk- 

 wassers bedient. Das Kalkwasser kann wegen der geringen Löslich- 

 keit des Kalkhydrats auf 1 Kubikcentimeter nicht viel mehr als 1 Milli- 

 gramm Kohlensäure sättigen, während bei längerer Dauer des Versuches 

 und grösseren Mengen Kohlensäure eine grössere Stärke sehr wünschens- 

 wcrth wäre, um die Anwendung zu grosser Volume Flüssigkeit zu ver- 

 meiden. Dann ist der entstehende kohlensaure Kalk anfangs immer 

 amorph, in diesem Zustande in Wasser löslich und reagirt alkalisch, wie 

 die einfach kohlensauren Alkalien. Erst wenn er kryslallinisch gewor- 

 den ist, verliert er die Löslichkeit in Wasser und mit dieser die alka- 



1) Im Laufe der Untersuchungen hat sich gezeigt, dass für manche Fälle 

 noch eine dritte Untersuchungspuinpe notbwendig ist, z. B. wenn man wahrend eines 

 Versuches fortlaufend den Gehalt einer Luft an Ammoniak oder an Kohienwasser- 

 stofTen u. s. w. ermitteln will. Eine dritte solche Pumpe wurde einfach mit einer 

 der Vorhandenen gekuppelt. 



33* 



