26G 



30 Cub.-Cenl. zweimal mit 8 bis 10 Cub.-Cent. desjenigen Barytwassers 

 auszuspülen, welches man titriren will. 



Die Titrirungen sind bei gutem Tageslicht vorzunehmen, da der 

 Unterschied zwischen gelb und rothbraun auf dem Curcumapapier gegen 

 das Ende der Reaktion einer guten Beleuchtung bedarf, um bis zur 

 äussersten Grenze w^ahrgenommen zu werden. 



5. Berechnung eines Versuches. 



Die in der grossen Gasuhr und in den beiden kleinen Gasuhren 

 gemessenen Luftmengen müssen, um genau vergleichbar zu sein, auf 

 gleiche Temperatur und Feuchtigkeit gebracht werden. Hiezu dienen 

 die zweistündigen Thermometerbeobachtungen. Unter den gegebenen 

 Verhältnissen kann die Luft bei der beobachteten Temperatur auch als 

 mit Feuchtigkeit gesättigt angenommen werden. Ich beobachte in einer 

 Reihe von Versuchen ein Psychrometer, welches in der Leitung an der 

 Stelle angebracht war, wo die Luft aus der grossen Gasuhr ins Rohr D 

 (Tafel 11) übergeht. Die Differenz zwischen dem trockenen und feuch- 

 ten Thermometer betrug nie mehr als 1, meistens nur einige /{q Grade der 

 Celsius'schen Skala. Diese Differenz, welche trotz des Befeuchtungs- 

 apparates F und des Wassers in der Gasuhr noch bleibt, kann vernach- 

 lässiget werden , der Fehler beträgt nicht /(o Procent im Durchschnitt. 

 Der Barometerstand wirkt ohnehin auf alle Messapparate gleich. Da 

 die beiden kleinen, nebeneinander stehenden Gasuhren stets fast gleiche 

 Temperatur zeigen, so bringt man die Angabe der grossen Gasuhr auf 

 die Temperatur und die derselben entsprechende Feuchtigkeit der beiden 

 kleinen Gasuhren, wozu ich stets die Bunsen'schen Tafeln gebrauche 

 Die Temperatur in der grossen Gasuhr ist namentlich im Winter oft be- 

 deutend (5 bis G Grade) niedriger, als in den kleinen, weil der Be- 

 feuchtungsapparat F und die grosse Wassermasse in H viel langsamer 



