275 



von Schwankungen in der Reibung des Bewegungsapparates abhängt, 

 in Folge davon die Saugcylinder einmal unmerklich schneller oder lang- 

 samer gehen, — die Differenz im Kohlensäuregehalte der ein- und ab- 

 strömenden Luft war beide Mal eine ganz andere^ — aber trotzdem 

 ergab sich das Endresultat, die in 24 Stunden ausgeschiedene Menge 

 Kohlensäure für beide Versuche gleich. 



Hiemit dürfte die Frage über die Genauigkeit und Brauchbarkeit 

 des Apparates erledigt sein, der in kleinerem Maassstabe, für klei- 

 nere Thiere, selbst für Pflanzen ausgeführt, eben so sichere Resultate 

 geben wird, wie im Grossen. Die Dimensionen können aber auch noch 

 grösser, als im gegenwärtigen Falle genommen werden, ohne die Ge- 

 nauigkeit zu beeinträchiigen, wenn nur die Differenz im Kohlensäure- 

 gehalte der ein- und abströmenden Luft nicht gar zu klein wird. 



Der hier angewendete Apparat zur Bestimmung der Kohlensäure der 

 Luft eignet sich vor allen bisher angewendeten auch ganz vorzüglich zur 

 Bestimmung dieses Gases und seiner Schwankungen in der freien atmos- 

 phärischen Luft. Ich habe gefunden, dass eine Luft nie ganz kohlen- 

 säurefrei wird, wenn man sie mit geringer Geschwindigkeit und während 

 längerer Zeitdauer durch ein System von Absorptionsröhren saugt, in 

 welchen auch nur die geringste Gelegenheit zur Diffusion gegeben ist, 

 oder nur eine Spur von Undichtigkeit vorhanden ist; dass aber beide 

 Fehlerquellen verschwinden, sobald man anstatt wie bisher mit Aspira- 

 toren zu saugen^ mit einer Quecksilberpumpe die Luft änrchdrückt. Dieser 

 kleine Umstand ist für die exakte Bestimmung sehr kleiner Mengen 

 Kohlensäure von grosser Wichtigkeit. Auf dem von mir eingeschlage- 

 nen Wege gelingt es leicht, die Kohlensäure vollständig aus einer at- 

 mosphärischen Luft zu entfernen. Als Beweis sei hier am Schlüsse 

 noch ein Versuch erwähnt, der lediglich zur Entscheidung dieser Frage 

 angestellt worden ist: 



